— 477 — 



nella quale sono indicati con 



f la tensione del vapor d'acqua nell'aria durante l'esperienza, 



H l'altezza barometrica media durante l'esperienza, 



p il peso di vapore che è rimasto nei tubi, 



t la temperatura nell'aspiratore, 



Hi l'altezza barometrica alla fine dell'esperienza, 



F la tensione massima del vapore alla temperatura t°, 



d la densità del vapore acqueo a 0° ed a 760 mm , 



V 0 il volume dell'aspiratore a 0°, 



lH-fó il suo binomio di dilatazione, 



ed i valori della forza elastica del vapore acqueo dedotti dall'igrometro ad 

 appannamento sono ricavati dalle tavole di Regnault corrette dal Morit ', 



Igrometro chimico 

 a cloruro di calcio 

 ed anidride fosforica 



Igrometro 

 ad appannamento 

 di Chistoni 



Differ. 



Igrometro chimico 

 a cloruro di calcio 

 ed anidride fosforica 



Igrometro 

 ad appannamento 

 di Chistoni 



Differ. 



mm. 8,30 



mm. 8,20 



-4-0,10 



mm. 6,10 



mm. 6,85 



— 0,75 



» 8,29 



» 8,21 



-t-0,08 



» 6,04 



• » 6,70 



— 0,66 



» 7,00 



» 7,19 



— 0,19 



» 7,39 



» 7,37 



-t-0,02 



» 6,75 



» 7,03 



— 0.28 



» 6,60 



» 7,06 



— 0,46 



» «,28 



» 7,01 



— 0,73 



» 7,57; 



» 7,48 



-f-0,10 



Confronto fra l'igrometro Chistoni e V igrometro Edelmann. 



« Neil' eseguire questo confronto mi sono attenuto scrupolosamente in 

 quanto all'uso dell'igrometro di Edelmann al metodo descritto dall'autore (') 

 ed ho fatto uso di acido solforico concentrato e rinnovato parecchie volte 

 nella serie di misure da me eseguite. 



« Secondo l'autore, l'assorbimento del vapore acqueo prodotto dall'acido 

 solforico è quasi istantaneo e quindi la misura potrebbe farsi appena 1' acido 

 è disceso nell'apparecchio. Per assicurarmi di ciò ho voluto fare in ogni 

 esperienza parecchie letture sul manometro, ad intervalli di tempo di molte 

 ore, per vedere se vi fosse un'assorbimento lento nell'interno dell'appa- 

 recchio. Per conseguenza ho dovuto tener conto delle variazioni nell'altezza 

 barometrica e nella temperatura. 



« La relazione con cui si ottiene il dislivello finale del manometro 

 (cioè dopo alcune ore) in funzione del dislivello primitivo (dopo pochi 



(') Edelmann, Neuere Apparate etc. 



