— 479 — 



ottenuti coli' igrometro di Edelmann dopo 10 minuti da che l'acido è disceso nel- 

 l'apparecchio nella 3 a i valori ottenuti dopo varie ore, corretti per le va- 

 riazioni deìia temperatura e della pressione atmosferica. 



Igrometro Cliistoni 



Igrometro di Edelmann 



mm. 9,30 



uopo lU m 



iJlID 





uopo l a 



mm. 6,5 



» » 





» 



» 



■v A li 



•cv A K 



» 9,32 





» 



fi fi 



o,u 



Oli 



» y,u 



» » 





» 



» 



*v 1 Qli 



» Io a 



» y,o 



» 9,96 



» » 



» 



fi 



» à n 



)> 1U,4 



» 9,64 



» » 



» 



A fi 





«. AH 



» 11,28 



» 5> 



» 



1 fi 



*. 111 

 » 1" 



» 0,0 



» 10,57 



» » 



» 



fi fi 

 o,U 







» 9,96 



y> » 



» 



1 fi 



» IO 11 



» 0,1 



» 9,14 



5> » 



» 



fi \ 

 8,0 



*v OA li 



» /,y 



» 9,45 



» » 



» 



0,0 



» 





» 8,49 



» S> 





fi fi 



» 



» 0,0 



» 8,55 



» » 



» 



R fi 



» 



«. ft A 

 » o,0 



» » 



!» » 



» 



» 



» 28* 



» 9,1 



» 9,64 



» » 



» 



8,0 



» 17^ 



» 8,0 



» 12,12 



» » 



» 



10,0 



» 2^ 



» 10,0 



» 12,12 



» » 





9,5 



» 21i 



» 9,8 



» 12,12 



» » 





10,0 



» fi* 



» 10,4 



» 6,20 



» » 



» 



5,0 



» 





» 6,42 



» » 



» 



5,0 



» 16li 



» 5,3 



» 7,6*7 



» » 



» 



6,0 



» 15h 



» 7,3 



» 9,26 



» » 



» 



8,0 



» 7t 



» 7,2 



» 10,30 



» » 



» 



8,5 



» 





» 11,50 



» » 



» 



8,0 



» 6h 



» 8,8 



« Da questa tabella apparisce, confrontando la l a colonna colla 2% che 

 l'igrometro di Edelmann dà risultati molto inferiori al vero, se si faccia la 

 lettura manometrica dopo pochi minuti come vuole l'autore. Dalla 3 a colonna 

 apparisce che nell'interno dell' istrumento ha luogo probabilmente un lento 

 assorbimento il quale avvicina i risultati al vero valore, che per altro viene 

 rare volte raggiunto. 



« L'apparecchio nella forma attuale ha gl'inconvenienti di richiedere 

 una preparazione troppo lunga ed un numero troppo grande di congiunture 

 per le quali vi è sempre da temere qualche piccola fuga d' aria. Questi difetti 

 veramente non sono per dir così, inerenti al modo d'agire dell' istrumento 

 e forse in parte possono venire eliminati ; in nessun modo però potrei rac- 

 comandare il suo uso per fare misure di precisione e di servirsene per deter- 

 minare la costante dei psicrometri come venne proposto dall'autore ». 



i 



