ripetere lo stesso studio sul mercurio , il quale fu già proposto ed impie- 

 gato come liquido calorimetrico. 



211. « Per determinare il calore specifico dell'acqua noi abbiamo impie- 

 gato diversi metodi; in tutti però, la capacità dei calorimetri, e perciò 

 anche la massa del liquido fu assai considerevole. 



1. Aggiungendo all'acqua del calorimetro una determinata massa di 

 acqua a zero gradi (Eowland, 1. c. pag. 123) o a 100° (Regnault, Rowland). 



2. Aggiungendo all'acqua del calorimetro una determinata massa di 

 acqua a temperatura ben determinata, ma diversa da quella del calorime- 

 tro (Regnault, Gerosa ecc.). 



3. Metodo del raffreddamento dell'acqua nel vuoto ; l' acqua essendo 

 continuamente agitata ecc. (Regnault, Hirn). 



4. Facendo cadere nell'acqua del calorimetro delle palline metalliche 

 scaldate a -f- 100°: impiegando palline non alterabili nell'acqua e di cui 

 si conosce il calorico specifico vero a tutte le temperature fra 0° e 35°. 

 (Regnault). Questo metodo fu da noi adoperato anche impiegando mercurio 

 per liquido calorimetrico e facendovi cadere delle palline di platino. 



« Con questi metodi noi abbiamo eseguito oltre tremila esperienze, nelle 

 quali abbiamo impiegato già quattro anni, lavorandoci indefessamente, senza 

 interruzione, e con l'aiuto di una schiera di giovani fisici i quali ci hanno 

 molto aiutato nelle esperienze preliminari e nelle operazioni accessorie: oc- 

 correrà però ancora qualche tempo perchè si possano dire finite. 



IV. « Ecco uu cenno brevissimo degli apparecchi e strumenti impie- 

 gati in queste esperienze: 



« Calorimetri. Per la disposizione sono tali e quali li adopera il 

 Berthelot (Mécanique chimique tom. I pag. 140) vale a dire che vi è l'in- 

 volucro contenente l'acqua [ì\ quale in certe esperienze ne conteneva qualche 

 ettolitro) vi è l' involucro riflettore di argento ecc. ecc. salvo le dimensioni 

 che nei calorimetri da noi adoperati erano grandi e talvolta gigantesche. 

 Prima di costruire i calorimetri fu determinato il calore specifico medio 

 fra 0° e + 35° (data da una stufa ad etere) dei metalli in lastra coi quali 

 furono poi fatti i calorimetri e gli agitatori. Furon fatte oltre 20 deter- 

 minazioni per ciascuna lastra e nelle correzioni si adoperò il valor medio 

 trovato. I calorimetri adoperati furono di lastra di ottone (presa per tutti 

 dallo stesso rotolo) di lastre fine di nichel puro (dal sig. T. Schuchardt, 

 Goerlitz) di ottone perfettamente nichelato (Zambelli a Torino) di ferro 

 lucidissimo senza saldature (sig. R. Turchini, Firenze) e di platino tutti 

 di un pezzo eseguiti a Londra (coli' intermezzo del sig. A. Dall' Eco). I 

 calorimetri di ferro e di platino servirono pel mercurio. I calorimetri erano 

 chiusi e si aprivano solo un istante per gettarvi l'acqua fredda o le palline 

 calde. Le loro capacità furono da 2 /3 di litro fino a 10 litri. Oltre questi 



