— 544 — 



« Le pesiere erano due : l' ima di Deleuil sino a dieci chilogrammi ; 

 l'altra di Rueprecht sino a 2 chilogrammi furono studiate accuratamente 

 e si era costruita una tavola di correzioni. I pesi erano riferiti al chilo- 

 grammo campione di Platino esistente in Eoma al r. Ministero di Agricol- 

 tura Industria e Commercio, «al quale fu paragonato il chilogrammo campione 

 di questo gabinetto di fìsica : e di questo confronto ringraziamo molto il 

 chiarissimo prof. Pisati dell' Università di Eoma ('). 



« Termometri calorimetri ci , termometri ad aria , barometri , cateto- 

 metri. I termometri calori metrici formavano tre serie complete da — 5" 

 a + 40" ; erano tutti a cinquantesimi di grado , ed assai ampi perchè 

 coll'ottimo canocchiale di Amici che noi impiegavamo, si potesse agevol- 

 mente stimare il decimo di centesimo, ossia il millesimo, t tèrmometri ca- 

 lorimetrici erano fortemente rischiarati di dietro da una piccola finestra 

 alta sessanta centimetri e larga un decimetro, fatta praticare in corrispon- 

 denza al termometro : la finestra era poi chiusa con un foglio di carta oliata, 

 sovrapposta al cristallo : il resto della stanza si teneva illuminato tanto 

 quanto bastava per scorgere gli oggetti ecc. : così nel campo del cannoc- 

 chiale non si aveva altra luce che quella che illuminava il termometro e 

 le letture si facevano ottimamente. I termometri calorimetrici provenivano 

 dal Baudin, dal Geissler e dal Tonnellot : essi a nostra richiesta avevano 

 inciso sul vetro il peso del bulbo di vetro, e il peso del mercurio ; ed 

 inoltre ci avevano mandato per ogni termometro un pezzetto del vetro del 

 cannello capillare , sul quale noi determinammo il calorico specifico medio 

 fra 0° e -j- 35" e il peso specifico. 



« Questi termometri furono confr ontati con termometri normali 0" — 100" 

 a decimi di grado, delle seguenti provenienze: Kew, r. Osservatorio (avuto 

 per mezzo del sig. G. Wippley) ; Baudin (Parigi) , dott. Geissler di Bonn 

 (1870); Tonnellot (Parigi) ; Fuess (Berlino). È inutile dire che nell'im- 

 piego dei termometri si usavano tutte le cautele che suggerisce la scienza 

 moderna (Compara Travaux et Msmoires du Bureau International des poids 

 et mesures, t. I (Memorie del Pernet sui termometri a mercurio ; come 

 pure Crafts, Los mesures tkermometriques ec). 



« I termometri ad aria sono quattro : uno di Begnault molto semplice 

 (costruttore Golaz) : uno di Jolly ed uno di Becknagel (costruttore Miller 

 di Innsbruck) ed infine un grande termometro ad aria (Pogg. Ann. Jubelband) 

 costruttore Edelmann. 11 barometro adoperato era di Déleuil, diametro 

 11 millimetri , con verniero a ventesimi; era stato bollito prima di 

 servirsene, dal sig. U. Marchi dell'Osservatorio di Firenze, e poscia a lungo 

 confrontato col barometro dell' Osservatorio metereologico del r. Istituto 



('; E inutile dire che tutte le nostre pesate erano ridotte al vuoto. 



