— 545 — 



superiore di Firenze, grazie alla gentilezza del chiarissimo sig. prof. Pittei. 

 Aggiungendo 0, mm 480 alla lettura il nostro barometro andava d'accordo con 

 quello dell' Osservatorio centrale di Roma. Abbiamo ancora un barometro 

 normale a sifone costruito dal Geissler, ed un'altro normale, sistema Ee- 

 gnault che non è ancora stato riempito ma che ci servirà per un confronto 

 finale del barometro. 



« Abbiamo tre catetometri: l'uno di Perreaux di Parigi che fu acqui- 

 stato, crediamo alla prima esposizione universale di Parigi, dietro rapporto 

 favorevole dei sigg. Regnault e Tresca ; l'altro è di Edelmann di Monaco 

 con due cannocchiali muniti di micrometro oculare; con 1' altezza utile di 

 circa due metri, acquistato nel 1883: il terzo è costruito dal Miller, di 

 Innsbruck, secondo il modello che servì al gabinetto di fisica del r. Isti- 

 tuto di studi superiori, con alcune modificazioni che furono gentilmente 

 suggerite al costruttore dal chiarissimo prof. Roiti. 



« Questo ultimo catetometro esige un metro campione sospeso verti- 

 calmente. I metri campioni che abbiamo disponibili sono tre: ma due 'soli 

 sono quelli che ci occorrono, e cioè un metro campione in bronzo fabbri- 

 cato dalla Société génévoise di Plain Palais, ed un altro bellissimo in cri- 

 stallo di Saint Grobain costruito per noi dalla stessa officina, ambedue ac- 

 curatamente confrontati col metro campione di platino posseduto dal r. Mi- 

 nistero di Agricoltura Industria e Commercio, grazie alle premure del chia- 

 rissimo prof. Pisati. I metri campioni venivano sostenuti verticalmente per 

 mezzo di un apparecchio immaginato dai chiarissimi sigg. prof. Pucci e 

 Pisati (') i quali furono così gentili da inviarci i disegni e modelli in 

 legno per rifarlo. L'apparecchio fu costruito nel 1883 dal sig. F. Alari mec- 

 canico dell'Istituto goedetico militare di Firenze. 



« Palline metalliche. Queste furono di rame del commercio di stagno 

 purissimo (dal sig. T. Schuchardt, Goerlitz) di argento purissimo (Londra, 

 per mezzo del sig. Dall'Eco), di platino chimicamente puro (dalla casa 

 Matthey di Londra) di piombo chimicamente puro (T. Schuchardt). 



« Cassa pei confronti eoi termometro ad aria. Il Rowland a pag. 91 

 (fig. 1 e 2) della Memoria più volte da noi citata descrive un apparecchio 

 assai complicato per paragonare i termometri normali a mercurio col ter- 

 mometro ad aria : noi ne costruimmo anche un piccolo modello ma non ce 

 ne servimmo e facemmo costruire un altro apparecchio destinato al con- 

 fronto dei termometri a mercurio, col termometro ad aria solo per la tem- 

 peratura fra 0° e + 40". È un apparecchio gigantesco dove la costanza 

 quasi assoluta della temperatura si ottiene mercè la grande massa dell'acqua 



(') Pisati e Pucci, Sulla lunghezza del pendolo a secondi. Atti della r. Acc elei Lincei. 

 Poma. voi. XV, seduta del 4 febbraio 1883. 



