— 547 — 



collocati a tali distanze dall'ago, che con l'insieme di questa con il galva- 

 nometro Magnus si poteva misurare così la intensità di una corrente resa 

 infinitamente debole per l'interposizione di un semisolante, come quella di 

 una corrente che produceva nel voltametro visibile elettrolisi. 



« Le due bussole erano stabilite in una sala a pian terreno circon- 

 data da giardini e distante un trenta metri dalla strada che è una delle 

 meno frequentate di Firenze e dove di rado passano veicoli. 



« I reostati erano : Uno di Hipp che segnava resistenze da 1 a 4000 

 metri di mercurio, sezione l mm a ; un altro da me costruito con tubi ripieni 

 di soluzione di solfato di zinco purissimo bollita col carbonato di zinco, 

 con elettrodi formati da estesissima superficie di zinco amalgamato, che an- 

 dava da 1000 circa a circa 10,000,000 di metri-mercurio sez. l mm 0 . Questo 

 reostata veniva ogni tanto verificato e mi dette sempre buoni resultati 

 in quanto che la stanza in cui si trovava aveva una temperatura poco o 

 punto variabile nella giornata, e oscillante sola fra -f- 10° e -f- 20° da in- 

 verno a estate. 



« I confronti di tali reostati venivano fatti riferendosi a una copia del 

 metro di mercurio costruita dallo Strecker a Wiirzburg e donatami dal chia- 

 rissimo prof. E. Kohlrausch. 



« Il liquido di cui si voleva misurare la conducibilità veniva racchiuso 

 entro un tubo d'assaggio alto 200 mm col diametro di 30 mm , chiuso da un 

 tappo di gomma traversato da un termometro Baudin di precisione e da 

 due tubi di vetro che racchiudevano gli elettrodi, saldativi a fusione di vetro: 

 gli elettrodi erano strisce di platino larghe 3 mm, le quali uscivano infe- 

 riormente per 30 mm ed erano situate nel voltametro parallelamente, alla 

 distanza di 10 mm e tutte immerse nel liquido. 



« Questo voltametro mi ha servito più specialmente per i liquidi semi- 

 conduttori e pei semisolanti : rimanendo immutate le condizioni in tutte 

 le esperienze si poteva determinare la conducibilità, avendo prima parago- 

 nato la resistenza che offriva il voltametro stesso pieno di un dato liquido 

 con quella offerta da una determinata colonna cilindrica dello stesso liquido. 



« Pei liquidi dotati di una certa conducibilità (quantunque anche que- 

 sti poco conduttori, come gli alcooli, i ìàtroetani ecc.) si ricorreva ad un 

 tubo ad U alto un quindici centimetri col diametro di 3 centimetri, il quale 

 era stato più o meno assottigliato alla lampada per un tratto di sei centi- 

 metri o più nella curvatura, cioè in quel tratto che riunisce i due rami 



( 3 ) Questo reostata è stato da me descritto nella Memoria: Sulle polarità galvani- 

 che e sulla decomposizione dell'acqua con un solo elemento Danieli. Nuovo Cimento, 3 a s., 

 *■ % P a g- 203-252, e nell'altra: Sulla corrente residua dei deboli elettromotori, Nuovo 

 Cimento 3 a s., t. XI, pag. 193. 



