— 664 — 



Fisica. — Sull'errore nel metodo delle deflessioni prodotto dallo 

 spostamento del filo di sospensione dalla verticale. Appendice alla 

 Nota II 0, del dott. Luigi Palazzo, presentata dal Socio Blaserna. 



1. « A complemento dello studio precedente ho creduto opportuno aggiun- 

 gere alcune esperienze aventi per scopo di osservare direttamente il fenomeno 

 dello spostamento dell'ago magnetico sospeso nell'esperienza delle deflessioni. 

 Volendo fare in modo che questo spostamento fosse almeno di qualche decimo 

 di millimetro, ho dovuto appigliarmi ad un caso estremo, sospendendo al 

 disopra del centro del teodolite l'ago attaccato ad un filo di seta lungo più 

 di 6 metri ; e nello stesso tempo riducendo a soli 23 cm. la distanza E fra 

 l'ago e la sbarra. Sull'una delle due lunghe braccia del teodolite collocavo e 

 poi toglievo alternativamente il magnete deflettente ; gli spostamenti dell'estre- 

 mità inferiore del filo nel piano verticale normale alla direzione della sbarra 

 venivano osservati mediante un cannocchiale munito di un micrometro a denti 

 ed avente forte ingrandimento , che stava fissato sull'altro braccio diametral- 

 mente opposto al primo. Le continue piccole oscillazioni del filo intorno alla 

 sua posizione d'equilibrio non mi permisero di raggiungere l'esattezza che 

 avrebbe potuto darmi il micrometro ; nè per quante cautele abbia usato, mi 

 fu possibile di totalmente evitarle. Ad ogni modo ho potuto benissimo osser- 

 vare il fenomeno, ed ho trovato che questo spostamento avviene effettivamente 

 nella direzione del polo dell'ago che è omonimo col polo più vicino della 

 sbarra. Inoltre dalle numerose esperienze fatte mi risultò per questo sposta- 

 mento l'ampiezza media di poco più di due denti del micrometro, corrispon- 

 denti a circa due decimi di mm. appena. Un tale spostamento non può certo 

 produrre in pratica alcun errore sensibile. Infatti se nelle formule date fac- 

 ciamo come era nel nostro caso: 



M= 1140,356 M' = 15,130 1 = 620™ P = 6779 dine ,37 

 otteniamo per ex il valore 5",627; per X il valore 0 cm ,0169 che non di- 

 scorda molto da quello osservato; e pel termine di correzione z il valore 

 0,0000046023, ancora troppo piccolo per doverne tener conto. 



« Eesta così completamente dimostrato che nel metodo delle deflessioni 

 di Lamont esiste bensì una causa di errore per parte della componente lon- 

 gitudinale della forza che si esercita fra i due magneti, ma che quest'errore 

 è affatto insensibile nei limiti di precisione delle nostre misure sull'inten- 

 sità magnetica terrestre. 



2. « Chiuderò questo mio lavoro ricordando che per effetto di indu- 

 zione avviene pure uno spostamento del filo di sospensione dalla verticale , 

 .non più nella direzione normale, ma nella direzione stessa del magnete de- 

 flettente; cioè il magnete deflettente induce nell'ago libero una certa quantità 



(') Rendiconti della E. Accademia dei Lincei, ser. 4% voi. I, fase. 19 [1885]. 



