— G67 — 



costruito una curva. Per dare un'idea delle variazioni nel calibro del tubo 

 trascriviamo i seguenti valori tratti da questa curva 



Tabella I. a 



Divisioni 



Sezioni 

 corrispondenti 



Divisioni 



Sezioni 

 corrispondenti 



0 



mm 2 4,868 



400 



mm' 2 4,684 



100 



4,850 



500 



4,643 



200 



4,803 



600 



4,632 



300 



4,747 



700 



4,630 



« Volume V del piezomelro. — Il piezometro era stato empito d'acqua 

 in modo che alla temperatura di 12°, 5 arrivava fino alla divisione 585 n . 

 Fu pesato alla fine delle esperienze, dipoi vuotato, asciugato con cura e ripe- 

 sato un'altra volta. La differenza di queste due pesate, corretta per la spinta 

 dell'aria e divisa per la densità 0.999489 dell'acqua a 12°. 5, ci ha dato 

 per la temperatura di 12°. 5 



V = cm 3 396, 050 . 



La piccola differenza di 0°,5 che passa fra la temperatura di calibrazione 

 e la temperatura di determinazione del volume V si è trovata addirittura 

 trascurabile, e si sono ritenute nei calcoli le due determinazioni come fatte 

 alla stessa temperatura. 



« Valore di (J/. ■ — Le più recenti e più attendibili misure della compres- 

 sibilità dell'acqua sono quelle fatte dai dott. Pagliani e Vicentini ('), e perciò 

 noi abbiamo tratto i valori occorrenti di ih dalla curva tracciata da essi. Qui 

 è da notare che l'acqua di cui abbiamo fatto uso non solo era stata distil- 

 lata, ma per di più privata d' aria facendola bollire bene e poi ancor tepida 

 introdotta nel piezometro facendovi il vuoto: si poteva dunque ritenere 

 quest'acqua deaerata a sufficienza. Giova peraltro avvertire che l'influenza 

 sul valore di tp di un residuo d'aria disciolta non sembra considerevole, perchè 

 Colladon e Sturai trovarono a 0° per l'acqua deaerata tp — 0.0000513 e por 

 l' acqua non privata affatto d' aria <p — 0. 0000495 . 



(') Nuovo Cimento, serie 3 a , t. XVI, pag. 27 e seg. 161 e seg. 



