— 668 — 



« Determinazione di co e di (p. — La seguente tabella contiene i risul- 

 tati delle esperienze sul primo apparecchio 



Tabella II. a 



t 



H 



V 



OD 





mm 



mm" 





f 



837,3 



42,285 



0,00009691 



12°,3 j 



1506,8 



78,066 



0,00009942 





2617,9 



134,603 



0,00009868 





840 ; 2 



42,614 



0,00009733 





1506,8 



77,603 



0,0000988 ! 





2271,7 



116,520 



0,00009843 



12°,6 | 





2641,4 



135,300 



0,00009829 





3257,6 



166,360 



0,00009800 





3760,0 



192,311 



0,00009815 





883,1 



46,320 



0,00010065 





1572,7 



81,633 



0,00009961 



12°,5 | 





2388,9 



123,142 



0,00009894 





3008,2 



154,776 



0,00009873 



Il valore di v è stato ottenuto moltiplicando la differenza di lettura 1 3 — U_ 



per la sezione corrispondente al punto — dedotta dalla curva di 



Ci 



calibrazione. 



« Da questa tabella si ricavano per i valori medi 



f = 12°, 5 fio = 0.0000986 



Dalle misure dei dott. Pagliani e Vicentini si deduce per la temperatura 

 di 12°, 5 <p = 0.0000462; quindi si ha 9 = 0.0000524. 



«Per formarsi un'idea dell'importanza che hanno le misure dei diversi 

 elementi che entrano nel valore di co, basta mettersi nel caso più sfavorevole 

 di H minimo e perciò anche di v minimo , cioè porre H = 837 mm 

 e t> = 42mm 3 . I valori degli errori parziali saranno in questo caso i seguenti 



