— 669 — 



per Av = 0. 463 nim 3 che corrisponde ad un errore di 0 ', 1 nella 



lettura sul tubo del piezometro 0. 00000106 



per AV = 100 mm 3 che corrisponde ad un errore di circa 



100 milligrammi nella pesata 0. 00000002 



per AH=lmm 0.00000012 



Quindi l'errore totale Aw sarà — 0.00000120 



Se dalla tabella 2 a preudiamo i due valori estremi di w, cioè 0.00009700 

 e 0.00010065, le loro differenze dal medio si trovano essere 0.00000160 

 e 0.00000200 un poco superiori al Aw calcolato. 



« Qui basta notare che la massima influenza è dovuta agli errori nella 

 misura del v, ossia nella lettura sul tubo del piezometro. 



§ 2. 



« Dopo avere sperimentato su questo primo piezometro, ci accadde che 

 facendo costruire col restante della canna di vetro l'apparecchio defini-tivo 

 per la compressibilità dei gas, questo si ruppe. Fummo costretti allora di 

 ricorrere ad un' altra canna, ma della stessa qualità di vetro, e fattovi co- 

 struire il nostro apparecchio, ci ponemmo a studiarne direttamente la defor- 

 mazione. Il nuovo piezometro aveva forma analoga al primo, e portava lo 

 stesso tubo graduato che era servito per il primo. Di differenza non c'era 

 che la presenza di due punte ricurve di vetro lunghe circa 5 cm. saldate 

 in due punti laterali del cilindro, destinate a servire di punte d'affioramento. 



« 11 volume V fu determinato collo stesso metodo tenuto di sopra, e si 

 trovò per la temperatura di 16°, essendo l'apparecchio pieno d'acqua fino 

 alla divisione 31 7 a , 



V = cm 3 912, 110. 



« Il resto delle misure procede esattamente come nel primo caso. 



« Nel fare i calcoli abbiamo preso per valori delle divisioni quelli stessi 

 che nelle esperienze antecedenti, quantunque la determinazione di questi va- 

 lori fosse stata fatta alla temperatura di 13°, e le nuove misure invece fos- 

 sero fatte alla temperatura media di 16°,2; perchè l' errore possibile a com- 

 mettersi vedemmo risultare trascurabilissimo. Infatti considerando l' abbas- 

 samento massimo di livello della colonna d'acqua nel tubo piezometrico, che 

 fu di 89 a ,60 corrispondente ad una pressione di 3817 mm ,7, e calcolando il 

 nuovo medio te/ dei valori delle divisioni comprese tra le due posizioni 

 estreme della colonna per mezzo della formola : 



w' = w [ l + a {1 — t) j 

 dove t'—t = 3°,2, w = mm 3 4,763 ed a = 0.000026 (coefficiente di dilata- 

 zione cubica del vetro), si ha v' = mm 3 426, 800, essendo t> = 426, 765. 

 Calcolando il valore di o per mezzo di v si ha <u = 0.000093152 ; mentre 

 calcolando per mezzo di v si ha « = 0.000093145. Da ciò si vede che la 



Rendiconti — Vol. I. 88 



