— 54 — 



tubo si toglie un apposito scherraaglio formato da due lamine parallele di 

 alluminio distanti fra di loro otto millimetri. 



Basta fare un po' di pratica per riuscire a tenere a lungo orientato 

 l' apparecchio, senza cambiare (come hanno fatto altri) il sistema di supporto 

 adottato primitivamente dal Violle. 



Allo strumento stanno uniti due termometri attinometri, della forma con- 

 sigliata dal Violle, e su tutti e due sta segnato il n. 289. È possibile però 

 distinguere un termometro dall' altro, poiché uno ha il serbatoio sferico con 

 diametro di cent. 1,521 e l'altro con diametro di cent. 1,416. Inoltre 

 il primo ha la graduazione da — 20° a -j- 70° ed il secondo da — 20° 

 a + 72°. 



Il serbatoio del primo termometro venne coperto prima da un leggeris- 

 simo strato d' argento, sul quale si fece depositare elettroliticamente un altro 

 leggerissimo strato di rame; e su questo si fece deporre (pure elettrolitica- 

 mente) un terzo strato di nero di platino. Su questo strato di nero di platino 

 si è poi fatto deporre uno strato di nero fumo, affumicando il serbatoio del 

 termometro con adatta fiamma. 



Si è studiata accuratamente la graduazione dei due termometri fra 0° 

 e 45°, confrontandoli con un termometro campione ('). La graduazione tracciata 

 dal Ducretet sui due termometri non offre irregolarità tali da doverne tenere 

 calcolo nelle osservazioni che si fanno coli' attinometro Violle. 



L' equivalente in acqua del serbatoio dei due termometri F ho dedotto 

 sperimentalmente, valendomi di un piccolo calorimetro di platino e serven- 

 domi di mercurio eome liquido calorimetrico. 



Per il primo termometro il valore trovato espresso in piccole calorie è 

 c = 0,8901 (media di nove misure). 



Per il serbatoio del secondo termometro ottenni in media c = 0,7231. 



Per questo secondo termometro, il compianto prof. A. Bartoli aveva 

 trovato c == 0,712, e quindi ho ritenuto convenieute adottare per c il valore 

 medio 0,718. 



Il metodo di osservazione seguito è stato quello suggerito dal Chwolson, 

 del quale ho detto in altro mio lavoro ( 2 ). L' intercapedine dell' involucro 

 sferico venne mantenuta piena d' acqua a temperatura costante, durante i 

 dieci minuti circa che esige una osservazione completa. Per la collocazione 

 opportuna del serbatoio del termometro, ho munito lo strumento di una 

 guida uguale a quella accennata nel lavoro suindicato. 



( 1 ) È un termometro Baudin, di vetro duro, diviso in decimi di grado e va da — 2°,5 

 a -f- 53°,0 e da 97°,5 a 102°,5. Porta il n. 14684, ed è stato esaminato all' Ufficio interna- 

 zionale dei pesi e misure di Parigi. 



( 2 ) Misure pireliometriche fatte sul Monte Gimone nelV esiate del 1901. (Rend. della 

 E, Acc. dei Lincei, voi. XI, serie 5 a , pagg. 479-486 e 539-541). 



