— 204 — 



Fisica. — Intorno ad un nuovo apparecchio per la determi- 

 nazione dell' equivalente meccanico della caloria e ad alcune mo- 

 dificazioni del calorimetro solare, del dilatometro, del termometro 

 e del psicrometro. Nota di G. Guglielmo, presentata dal Socio 

 P. Blaserna. 



In una Nota precedente (Rendiconti dell' Acc. dei Lincei, 2° sem. 1902) 

 ho descritto un modo semplice per rimescolare un liquido contenuto in un 

 recipiente chiuso ermeticamente da tutte le parti. Fissando nell'interno di 

 questo, prima di chiuderlo, un numero conveniente di palette opportunamente 

 disposte, e poscia dopo che è pieno di liquido e chiuso imprimendogli un 

 movimento alternativo di rotazione in sensi opposti, attorno ad un asse 

 qualsiasi ma preferibilmente attorno a quello di figura, le palette vanno ad 

 urtare contro il liquido ancora immobile o moventesi in senso contrario e vi 

 producono all' incirca lo stesso effetto come se il recipiente fosse immobile 

 e nel suo interno si facesse ruotare nel modo solito una ruota a palette. 



Nella stessa Nota ho descritto l' applicazione di questo modo d' agitare 

 il liquido al calorimetro di Favre e Silbermann ed ho indicato l' utilità 

 della medesima ; molte esperienze che dimostrano questa utilità e 1' esattezza 

 dei risultati che si ottengono coli' apparecchio così modificato non poterono 

 trovar posto nella Nota suddetta per mancanza di spazio e, per la stessa 

 ragione, non potranno trovare posto nella presente. 



In questa Nota descrivo altre applicazioni facili ed utili di questo modo 

 d' agitare sebbene le esperienze in proposito non siano terminate, perchè la 

 loro utilità mi pare evidente, ed inoltre dovendo attendere anche ad altri 

 lavori, non so quando mi sarà possibile ultimare queste esperienze che saranno 

 oggetto d' una Nota speciale. 



Determinazione dell' equivalente meccanico della caloria. — Il calo- 

 rimetro di Favre e Silbermann modificato nel modo suddetto si presta facil- 

 mente e vantaggiosamente a questa determinazione in grazia della sua gran- 

 dissima sensibilità. Nella Nota suddetta accennai al fatto, presentatosi 

 nelle mie esperienze, che il calorimetro perdeva lentamente calore quando 

 era in riposo, mentre invece ne guadagnava, pure lentamente, quando veniva 

 fatto ruotare vivamente ed alternativamente in sensi opposti per agitare il 

 liquido. Giudicando per analogia con ciò che avviene nei calorimetri delle 

 mescolanze, ritenni che la quantità di energia meccanica trasformata in ca- 

 lore per effetto dell' agitazione del liquido fosse insufficiente a produrre un 

 effetto termico sensibile, ed infatti anche nel calorimetro di Joule per la de- 



