— 206 — 



tìlo d' acciaio verticale convenientemente spesso (1 a 2 mm.), al quale sia 

 sospeso e solidamente rissato il calorimetro. 



Calorimetro solare. — Il calorimetro di Favre e Silbermann modificato 

 si presta inoltre, quasi senza altre modificazioni, alla misura del calore dei 

 raggi solari. Occorre bensì che il tubo ricevitore del calore (contenuto inte- 

 ramente dentro il calorimetro) abbia un diametro piuttosto grande affinchè 

 possa ricevere un fascio di raggi solari non troppo ristretto, ed inoltre che 

 esso tubo sia vuoto ed abbia le pareti annerite. Occorre ancora che il calo- 

 rimetro sia inclinato in modo che i raggi possano arrivare fino in fondo del 

 tubo suddetto, che la rotazione avvenga attorno all' asse di questo e che uno 

 o più schermi limitino il fascio dei raggi solari in modo che essi cadano 

 solo dentro il tubo stesso. Il tubo graduato sul quale si osserva la dilata- 

 zione del liquido, si colloca comodamente dalla parte opposta a quella del- 

 l' apertura del tubo ricevitore, e col suo asse parallelo o meglio coincidente 

 con quello di rotazione. 



Anche in questo caso 1' agitazione del liquido facilita la penetrazione del 

 calore che si vuol misurare, e diminuendo la durata della medesima, dimi- 

 nuisce la correzione necessaria per 1' effetto della temperatura ambiente. 



Inoltre in questo calorimetro si evita un inconveniente che s' incontra 

 in altri pireliometri, quello cioè che se lo strato di nero fumo è troppo spesso, 

 esso, riscaldandosi, emette raggi verso 1' esterno che vanno perduti e dei quali 

 non si può determinare la intensità perchè cessano quasi istantaneamente 

 quando cessa 1' azione dei raggi solari, e non è possibile quindi separare le 

 due azioni; mentre se lo strato di nero fumo fosse troppo sottile, una parte 

 dei raggi incidenti potrebbe arrivare fino al metallo, riflettersi ed andare 

 similmente perduta. Invece nel calorimetro suddetto i raggi emessi o riflessi 

 dal fondo del tubo troppo o troppo poco annerito, cadono sulle pareti late- 

 rali del tubo stesso e vi sono quasi completamente assorbiti. 



Lo stesso risultato s' otterrebbe ancor meglio se il fondo del tubo rice- 

 vitore dei raggi fosse formato da una sottile lamina di vetro un po' inclinata 

 sulla direzione dei medesimi, cosicché questi penetrerebbero in gran parte nel- 

 l' interno del calorimetro e potrebbero esser ricevuti su una lamina annerita 

 sospesa in mezzo al liquido, mentre i raggi riflessi cadrebbero sulle pareti 

 laterali e vi sarebbero assorbiti, e quelli assorbiti dal vetro produrrebbero un 

 riscaldamento che si trasmetterebbe al liquido per conduzione. 



Un grande aumento di sensibilità ed un maggiore impedimento alla 

 uscita dal calorimetro del calore portato dai raggi solari, si potrebbe ottenere 

 concentrando i raggi con una lente di sai gemma avente il foco principale 

 in un piccolo foro praticato nel coperchio del tubo ricevitore. In tal modo questo 

 coperchio potrebbe lasciar penetrare una grande quantità di raggi solari, mentre 

 tratterrebbe o rifletterebbe verso l' interno i raggi diretti verso l' esterno. 



