— 207 — 



Sebbene le esperienze su questo calorimetro solare non siano ancora ulti- 

 mate e non possano trovar posto in questa Nota, credo conveniente descrivere 

 la forma del calorimetro da me usato. Esso è formato da una scatola cilin- 

 drica di latta alta circa 10 cm., di 5,5 cm. di diametro (una scatola da cacao, 

 di 125 gr.) che aveva saldato sulla base superiore il tubo ricevitore del calore; 

 questo aveva 4 cm. di diametro, penetrava dentro il calorimetro fino a pochi 

 millimetri dalla base inferiore, era chiuso in fondo da una calotta sferica, 

 era annerito internamente (cioè nella parte rivolta verso 1' esterno del calo- 

 rimetro) ed era chiuso superiormente da un coperchio di latta, non annerito, 

 avente un foro centrale di 2 o 3 cm. Nel mezzo della base inferiore era sal- 

 dato esternamente il tubetto in cui con sovero e gommalacca era fissato il 

 tubo graduato che serviva per misurare la dilatazione del liquido (benzina 

 di petrolio) che riempiva il calorimetro e che serviva inoltre come asse di 

 rotazione, per produrre l'agitazione del liquido. 



Invece delle palette, usai una lunga striscia di latta larga 3 o 4 mm., 

 fissata sulla faccia convessa della parete cilindrica del tubo ricevitore, in modo 

 che formasse due spire d'un elica generata da una retta perpendicolare al- 

 l'asse ; era mia intenzione di fissare una elica simile ma diretta in senso con- 

 trario sulla parete cilindrica interna del calorimetro, ma ritenni che non fosse 

 indispensabile e ne feci a meno. Inoltre sotto ,il fondo del tubo ricevitore, ossia 

 sulla sua faccia convessa, fissai 4 piccole palette piane, in croce, per 

 agitare il liquido adiacente ad esso fondo e maggiormente riscaldato dai raggi 

 solari; in tal modo questa parte del liquido viene messa in moto per l'azione 

 delle palette e per l'azione della forza centrifuga viene poi spinta verso le 

 pareti laterali ove risente l'azione dell'elica, e viene spinta prima verso la 

 sommità del calorimetro e poscia indietro. 



Il liquido usato per riempire questo calorimetro era la benzina di pe- 

 trolio che per la sua piccola densità, per la piccola capacità calorifica e per 

 la sua grande dilatabilità termica, mi parve, fra i liquidi comuni, uno dei 

 più adatti. 



Il tubo graduato sul quale osservavo e misuravo la dilatazione del liquido 

 prodotto dal calore de' raggi solari nelle mie prime esperienze, era fissato entro 

 un tubetto d'ottone saldato al fondo del calorimetro mediante un tappo di 

 sovero ricoperto da uno strato spesso ed omogeneo di gomma lacca. Siccome 

 però questo tubo (il cui asse coincideva con quello del calorimetro) funzio- 

 nava anche da asse di rotazione, avveniva spesso che l'aderenza fra la gomma 

 lacca ed il tubetto d' ottone era distrutta e la benzina usciva dalla fessura 

 che s'era così formata e che era difficile chiudere nuovamente. In seguito il 

 tubo di vetro era fissato mediante gomma lacca ad un'armatura, ossia un tubo 

 d'ottone che s'avvitava entro il tubo saldato al calorimetro, e la chiusura era 

 resa perfetta nel modo solito mediante una rotella di cuoio che avevo imbe- 

 vuto di glicerina o colla. 



