— 208 — 



Per far ruotare questo calorimetro attorno al suo asse di figura, il tubo 

 graduato era infilato in due corti tubi o anelli d'ottone di diametro tale 

 che esso potesse ruotarvi senza tentennare troppo, i quali erano fissati entro 

 due tappi di sovero tenuti da due collarini fissati alle estremità d'una lista 

 di legno. Affinchè il calorimetro potesse esser diretto verso il sole e potesse 

 seguirne il movimento, questa lista era tenuta da una pinza snodata (di 

 quelle usate nei comuni sostegni da laboratorio per sostenere i grossi tubi 

 e i rifrigeranti) serrata entro una doppia morsetta a rotazione, la quale 

 dall'altro lato era serrata sull'asta del sostegno, che poi dev'essere incli- 

 nata nel piano del meridiano astronomico in modo da essere perpendicolare 

 all'asse terrestre. In tal modo l'asse di rotazione della morsetta può funzio- 

 nare da asse polare, attorno al quale il calorimetro può ruotare seguendo il 

 moto del sole, e si ottiene la declinazione costante dell'asse del calorimetro, 

 uguale a quella del sole, per mezzo della pinza snodata che può essere fis- 

 sata con un angolo qualsiasi rispetto al proprio gambo. 



Differisco ad uu' altra Nota la descrizione delle esperienze, ancora in 

 corso, eseguite con questo apparecchio. 



Dilatometro a palette. — L'utilità di agitare il liquido dei dilatometri 

 per ottenere più rapidamente 1' equilibrio di temperatura col bagno, è stata rico- 

 nosciuta già da parecchi auni dal Forch (Wied. Ann. 1895, t. 55, p. 105), il quale 

 usò a tale scopo un apparecchio elettromagnetico certamente efficace sebbene 

 alquanto complicato. Alcuni anni prima io avevo riconosciuto' similmente la 

 necessità di agitare un liquido di cui si vuol determinare la tensione di vapore, 

 specialmente se esso contiene disciolto un solido o un altro liquido, ed avevo 

 fatto uso a tal uopo d'un apparecchio magnetico pure efficace, ma molto sem- 

 plice e molto più facilmente applicabile. 



L'attuale disposizione per agitare il liquido per mezzo di palette interne 

 e della rotazione del dilatometro attorno al suo asse di figura non richiede 

 l'uso nè di calamite, nè di correnti, è efficacissima, sicura e non complica 

 quasi affatto nè la costruzione nè l'uso del dilatometro ; basta, quando il bulbo 

 del dilatometro è ancora aperto, in fondo ma già saldato al tubo graduato 

 con imbuto, introdurvi un sistema di palette disposte opportunamente, chiu- 

 dere nel modo solito il bulbo avendo cura di non riscaldar le palette tanto 

 da sciuparle, e finalmente saldare il sostegno delle palette alle pareti del 

 bulbo. 



Ho fatto uso in alcuni, dilatometri d'una astina di vetro cui erano sal- 

 dati, a varie altezze, corti bracci laterali disposti simmetricamente rispetto 

 all' astina e terminanti con laminette piane (formate di solito con pezzi di 

 vetrini coprioggetti da microscopio) non parallele all'asse, ma fatte ruotare 

 di ì45° tutte nello stesso senso, attorno ai bracci. Questi .dilatometri hanno 

 veramente un aspetto alquanto fragile, e sebbene durante molti mesi abbiano, 

 resistito a molte vicende, mi pare probabile che presto o tardi . 1' unica sai- 



