— 210 — 



non solo è incomodo e lento e non scevro di pericolo sia per il termometro 

 stesso, sia per gli strumenti e le persone circostanti, ma inoltre da risultati 

 d'esattezza dubbia perchè il termometro ruota nell'atmosfera dell'operatore 

 ed è esposto al calore irradiato del medesimo. Mi pare perciò preferibile di 

 far arrivare l'aria sul bulbo per mezzo della ruota esterna a palette (agi- 

 tando allo stesso tempo il liquido interno per mezzo delle palette o astine 

 interne), ciò che si può ottenere stando lontani dal termometro protetto da 

 uno schermo. 



Psicrometro con ventilatore a palette inclinate. — L' utilità delle palette 

 interne e dell'agitazione del mercurio nel termometro asciutto è evidente ; in 

 quanto al termometro bagnato, occorrerebbe assicurarsi coli' esperienza che la 

 rotazione attorno al suo asse, che bisognerebbe imprimergli per agitare il 

 mercurio (rotazione che potrebbe facilmente esser diversa a seconda dell' ope- 

 ratore e delle circostanze) non favorisca 1' evaporazione e produca un abbas- 

 samento irregolare della sua temperatura. 



Mi pare invece senz' alcun dubbio utile, che nei psicrometri a venti- 

 latore, la ruota a palette di questo abbia le palette girate tutte d' uno stesso 

 angolo e nello stesso senso attorno ai raggi rispettivi, e che essa ruota sia collo- 

 cata al disotto dei termometri in modo che il prolungamento del suo asse 

 sia parallello ai termometri e approssimativamente equidistante da entrambi. 

 In tal modo all'agitazione irregolare prodotta dall'attuale ruota coll'asse ver- 

 ticale e palette normali alla direzione del moto, agitazione -che credo im- 

 possibile sottoporre a calcolo, si sostituirebbe un movimento nell'aria rotatorio 

 e ascendente molto meglio determinabile. Se la ruota suddetta e i termometri 

 fossero collocati entro un largo tubo verticale aperto ai due capi, di diametro 

 poco maggiore di quello della ruota, il modo di funzionare di questo psicro- 

 metro si avvicinerebbe molto a quello del psicrometro ad aspirazione. 



Finalmente il metodo usato per agitare un liquido in un recipiente chiuso, 

 può servire altresì per agitare invece un gaz, ciò che può essere utile in 

 vari casi, come p. es. nella determinazione della tensione di vapore di un 

 liquido in un gaz, per facilitare l'azione chimica di un gaz su di un altro 

 corpo, per facilitare la convezione del calore, effettuata dallo stesso gaz. 



