— 462 — 



ebbero l'inconveniente che venne chiusa l'arteria per fissarvi una cannula, così 

 che le prime porzioni del sangue arterioso raccolto erano certamente diverse 

 dal sangue circolante. 



A queste svariate cause di errore noi crediamo di aver ovviato adot- 

 tando con alcune modificazioni il nuovo metodo di analisi proposto da Bar- 

 croft e Haldane (')• L'apparecchio adoperato da questi fisiologi ha il grande 

 vantaggio di poter essere trasportato facilmente, cosicché noi potemmo fare 

 con esso delle esperienze sulla vetta del Monte Rosa, nella Capanna Regina 

 Margherita ( 2 ). 



Col vecchio metodo dell'estrazione dei gas dal sangue per mezzo della 

 pompa a mercurio non sarebbe stato possibile studiare i mutamenti del sangue 

 sulle Alpi senza disporre di grandi mezzi, e malgrado i mezzi e il dispendio 

 grande di tempo, occorrono delle quantità così grandi di sangue che diviene 

 spesso impossibile il fare diverse prove sullo stesso animale. L'ingegnoso 

 apparecchio di Barcroft ed Haldane permette di fare l'analisi sopra un cen- 

 timetro cubico circa di sangue con discreta esattezza, specialmente per 

 l'ossigeno. 



Il tempo che si richiede per la determinazione dell'ossigeno e dell'ani- 

 dride carbonica è breve, e l'operazione non presenta grandi difficoltà dopo che 

 si è acquistata un po' di pratica. 



La fig. 1 rappresenta l'apparecchio che abbiamo adoperato. Ber brevità 

 non diamo la figura dell'apparecchio originale e rimandiamo chi voglia cono- 

 scerlo alla bella Memoria di Barcroft e Haldane, oppure allo scritto che 

 pubblicherà uno di noi, dove viene data ragione delle modificazioni introdotte 

 e di alcune correzioni da farsi in casi speciali ai risultati ottenuti per l'os- 

 sigeno ( 3 ). 



L'apparecchio è costituito da due manometri graduati uniti, mediante 

 un tubo di gomma spessa, a due boccette approssimativamente della stessa 

 grandezza (25-30°°), una delle quali serve per introdurvi il campione di 

 sangue e l'altra per correggere l'errore dovuto ai cambiamenti di tempe- 

 ratura e pressione barometrica, che avvengano durante l'esperienza. La molla 

 che preme la piccola pera di gomma, unita in fondo a ciascun manometro, 

 serve a far cambiare il livello dell'acqua contenuta nel manometro stesso. 



Le boccette presentano due rigonfiamenti laterali di V« 00 di capacità ; 

 in uno di essi si mettono 0 OC ,25 di soluzione satura di ferricianuro potassico 



t 1 ) A methocl of estimatìng the oxygen and carbonio acid in small quantities of 

 blood. Journal of Physiology, May 1902. 



(*) Siamo lieti di cogliere questa occasione per esprimere la nostra gratitudine ai 

 signori Barcroft e Haldane che ebbero la gentilezza di regalarci il loro apparecchio col 

 quale facemmo le analisi del sangue sul Monte Rosa. 



( 3 ) G. Marro, Atti della E. Accademia di medicina di Torino. Maggio 1903. 



