— 304 — 



Fisica. — Una modificazione al calorimetro a congelamento. 

 Nota del dott. Ugo Grassi, presentata dal Socio A. Ròiti. 



In occasione di alcune ricerche relative al calore di evaporazione con 

 il metodo Jahn-Dieterici ho incontrato una grave difficoltà nell'allestimento 

 del calorimetro a congelamento del Bunsen, inquantochè mi riusciva pressoché 

 impossibile di ottenere che dopo la immersione del calorimetro nel miscuglio 

 di acqua e ghiaccio si arrestasse il congelamento nell' interno del calorimetro. 



La temperatura della mescolanza di acqua e ghiaccio era sempre infe- 

 riore di tre o quattro centesimi di grado allo zero, e conseguentemente per 

 conduzione veniva continuamente assorbito calore; tale fenomeno assai co- 

 spicuo nel principio persisteva anche dopo alcuni giorni, per quanto atte- 

 nuato, e costituiva una causa di errore della quale sarebbe stato difficile 

 e penoso tenere conto esatto; è senza dubbio da imputarsi a tale causa se 

 il calorimetro a congelamento che per molte ragioni rappresenterebbe ristru- 

 mento ideale non è stato introdotto nell' uso comune e corrente di labora- 

 torio. Un artifizio, del resto assai ovvio, mi ha dato un miglioramento così 

 notevole che senza dubbio le ricerche calorimetriche che ho in corso ne 

 saranno notevolmente facilitate. 



Il serbatoio del calorimetro è stato costruito a doppia parete e nella 

 intercapedine ho fatto il vuoto mediante una buona pompa Gaede. 



Lo scambio di calore tra il corpo del calorimetro ed il ghiaccio avviene 

 solo per irraggiamento ed è notevolmente inferiore di quello per conduzione. 



In effetto tenendo immesso il calorimetro nel miscuglio di acqua e 

 ghiaccio la perdita di calore è ridotta ad un trentesimo di quella primitiva 

 ed è di una piccola caloria circa per ora; ciò darebbe in un capillare di 

 0.5 mm. di diametro uno spostamento di 6 mm. per ora. 



Tenendo conto delle proprietà irraggianti del vetro e dell'argento spe- 

 culare è presumibile che con una buona argentatura la perdita deve essere 

 ridotta ancora di più e divenire praticamente trascurabile. 



Il calorimetro da me costruito presenta un andamento regolare già dopo 

 due ore che in esso è stata operata la produzione del ghiaccio, e questa cir- 

 costanza insieme a quelle già descritte fa sì che l'apparecchio diventi di uso 

 estremamente facile e fa sperare che il suo impiego si estenda in ragione 

 della razionalità che presenta in se stesso il calorimetro ideato dal Bunsen. 



(*) Lavoro eseguito nel Laboratorio di fisica del R. Istituto di Studi Superiori 



