— 495 — 



Per quanto riguarda il calorimetro a ghiaccio devo dire subito che ho 

 riscontrato come il Precht aveva già impiegato prima di me l'artifizio che io 

 avevo proposto, e ciò nella occasione di alcune ricerche sopra l'energia irrag- 

 giata dal radio pubblicata nella Nota Strahlung senergie von Radium inserita 

 negli Annalea der Physik, 1905 ; questa circostanza mi era sfuggita in causa 

 del titolo della Nota e devo la indicazione di essa alla cortesia di un collega. 



Premesso questo per stabilire la giusta priorità del Precht, credo op- 

 portuno di rendere noto come impiegando l'anetolo anziché l'acqua per riem- 

 pire il corpo calorimetrico, io abbia ottenuto degli eccellenti risultati; questa 

 sostanza fonde a 21°, 55; il riempimento con essa del calorimetro non presenta 

 difficoltà speciali ; il suo disareameuto si ottiene riducendo la pressione e riscal- 

 dando il tubo di reazione con una spiralina di nichel percorso dalla corrente. 



Il calorimetro fu immerso in un termostato riscaldato elettricamente e 

 regolato mediante un termoregolatore a toluolo di grande sensibilità ; era 

 provveduto per una energica agitazione del termostato cosicché la regola- 

 zione della temperatura si raggiungeva con oscillazioni inferiori al cente- 

 simo di grado. 



L'esatto aggiustamento della temperatura del termostato si effettuava 

 alla maniera seguente : si aggiustava dapprima per una temperatura pros- 

 sima a quella di fusione dell'anetolo e si osservava l'andamento della co- 

 lonna di mercurio nel capillare; se questa si ritirava indicando un processo 

 di solidificazione, allora si aggiustava il termostato per una temperatura 

 superiore di qualche decimo; si lasciava in riposo per più di un'ora dopo 

 di che si osservava nuovamente l'andamento della colonna di mercurio nel 

 capillare; era facile allora trovare per interpolazione la temperatura esatta 

 alla quale il menisco rimane fermo nel capillare; temperatura che è anche 

 quella di congelamento dell'anetolo che riempie il corpo calorimetrico. 



Il calorimetro ad anetolo è molto sensibile: una piccola calorìa corri- 

 sponde a 0,0345 grammi di mercurio mentre nel caso del ghiaccio essa 

 corrisponde solo a 0,0154 grammi. 



Una determinazione di equivalente in acqua di un blocchetto di rame 

 elettrolitico di 40,8 grammi ha dato tra 0° e 21°,55, 3,78 gr. e tra 21°,55 

 e 34°, 9 (vapori di etere) 3,81 gr. ; siccome il calore specifico del rame va 

 leggermente aumentando con la temperatura il risultato ottenuto mostra 

 come accontentandosi di fare determinazioni non troppo rapide (le prece- 

 denti durarono più di un'ora e mezzo) il calorimetro ad anetolo può ado- 

 perarsi tanto per reazioni esotermiche come per quelle endotermiche. 



Non ho poi riscontrato durante questo tempo per cui ho adoperato il 

 calorimetro ad anetolo dei disturbi dipendenti dalla trasformazione che esso 

 subisce per effetto della luce; il passaggio a fotoanetolo avviene infatti in 

 maniera assai lenta e sotto l'azione diretta dei saggi solari; ed in un mese 

 circa non e stata da me sensibilmente avvertita. 



