— 599 — 



E siccome il metodo' che noi abbiamo adottato, come sarà spiegato in 

 seguito, non comporta un'approssimazione superiore a 0,0001, così possiamo 

 ritenere come valore della c. d. quello data dalla forinola 



(2) K = K 0 + - J 



— /In 



Le considerazioni precedenti si applicano soltanto quando l'induzione 

 di un'armatura sull'altra avviene attraverso a un dielettrico omogeneo e 

 completamente sostituibile. In pratica a sostegno delle armature sono neces- 

 sari dielettrici solidi che renderebbero inapplicabile la relazione (1), quando 

 non si prendessero precauzioni opportune. Il modo più semplice per superare 

 questa difficoltà ci è parso di far sì che l'induzione avvenisse dentro una 

 cavità metallica praticamente chiusa, nell' interno della quale non vi fosse 

 traccia dei dielettrici solidi. 



Come si sia raggiunto questo scopo e come si sia realizzato tutto il 

 dispositivo sperimentale è stato detto diffusamente in una Nota preliminare ( 1 ). 



2. Misura della densità dei gas. — Contemporaneamente alla misura 

 della c. d. si è fatta la misura della densità. A tal fine il recipiente che 

 contiene il condensatore di misura è stato messo in comunicazione con un 

 densimetro che uno di noi ha descritto diffusamente in una Nota a parte ( 2 ). 

 Ricordiamo che, secondo il metodo adottato, un volume v di gas compresso 

 alla densità da determinare e separato in una camera (camera di compres- 

 sione), è dilatato in un volume V -j- y.; e dalla pressione H del gas così 

 dilatato, oltre che dalla pressione h preesistente all'espansione nel volume V, 

 si deduce come valore della densità cercata 



(3) d- v + v g- _J— _^A_I_ 



{ ' v 76 1 -f ut v 76 1 -{- ut ' 



dove t è la temperatura centigrada del gas, a il coefficiente di dilatazione 

 dei gas. H e h sono misurati in cm. 



Nelle precedenti ricerche si hanno i seguenti valori delle costanti : 



V = 921,75 cm 3 a 10°,5; coeff. di dil. cubica del recipiente 



(vetro) = 0,00002549 

 v = 3,4770 cm 3 a 0°; coeff. di dilat. cubica del ree. 



(acciaio) = 0,0000333. 



0) Nuovo Cimento, 5, pag. 16, 1913. 



( 2 ) A. Occhialini, Un densimetro per alte pressioni, Nuovo Cimento, voi. IV, di- 

 cembre 1912. 



