— 686 — 



con la temperatura. Da Siemens a Callendar, che ne formò base di un vero 

 sistema di termometria di alta precisione, e poscia a Chappuis e Harker e 

 a Waidner e Burgess ('), tutte le ricerche eseguite hanno dimostrato che 

 col termometro in filo di platino puro, di cui si misurano le variazioni di 

 resistenza, possono garentirsi le misure di temperatura, fino alla temperatura 

 raggiunta di 1100°, entro il grado di riproducibilità della scala normale. 

 Ma quelle ricerche hanno appunto dimostrato che anche nel caso di fili di 

 platino di assoluta purezza, è necessario calibrare ciascun termometro con tre 

 punti fissi; mentre un quarto punto è necessario, e basta fino a 1100°, se 

 il platino non è puro. 



Il metodo di calcolo è ancora quello di Callendar, analiticamente equi- 

 valente all'impiego di una forinola parabolica in r,t. Posto per il filo in 

 esame 



r — 1 



h = r f-ioo 



'ioo 1 



dove si è presa come unità la resistenza a 0°, ed r 10o , V denotano le resi- 

 stenze a 100° e alla temperatura centigrada t, si ha 



<» '■-^'im- t )m 



in cui <? è un coefficiente costante per un dato filo. L' intervallo fondamentale 

 r 100 — 1 si determina col ghiaccio fondente e i vapori dell'acqua bollente; 

 la costante à per immersione nei vapori di zolfo bollente, di cui la tempe- 

 ratura è stata fissata a 444,6 sotto la pressione normale ( 2 ). 



L'intervallo fondamentale r 100 — 1 varia molto da campione a campione 

 di filo, e nello stesso filo varia col tempo e col trattamento termico che esso 

 ha subito; la costante ó è circa 1,5 per il platino puro e si eleva fino a 

 1,8 per quello non puro. Ma in questo caso, secondo Waidner e Burgess, la 

 formola di Callendar non dà più risultati esatti a temperature alquanto elevate; 

 per ristabilire l'accordo con la scala normale occorre e basta, fino alla tem- 

 peratura da loro raggiunta (cioè fino a 1100°), considerare ò come varia- 

 riabile, secondo la formola 



S — a — bt 



ciò che equivale a introdurre un termine in t z nella relazione che dà r in 

 funzione di t . I due autori determinarono le correzioni necessarie, con diversi 

 fili di platino, per ridurre le temperature Callendar a temperature normali 



(') Vedasi per la bibliografia la Memoria di Waidner e Burgess, Bulletin of Bureau 

 of Standars, voi. VI. n. 2, 1909. 



(«j Burgess, Phys. Zeitschr., XIV, pag. 152, 1918. 



