— 687 



qualora il determinato col punto di fusione dello zolfo, sia diverso da 

 1,5; si servirono a tal uopo di altri punti fissi (fusione di metalli puri) e 

 delle indicazioni esattamente fedeli d'un termometro in platino puro; cosic- 

 ché ricorrendo alla tabella 13 del loro importantissimo lavoro si può ese- 

 guire per qualunque filo la calibrazione per mezzo di soli tre punti fìssi, 

 quelli di Callendar. 



Per poter effettuare la calibrazione del filo da me adoperato nelle misure 

 calorimetriche fu quindi necessario costruirne un termometro; esso fu prepa- 

 rato avvolgendo un pezzo del filo, a elica, su un tubo di quarzo, saldandone 

 le estremità, ad argento, su due anelli di rame, ricoprendo tutto di un 

 lungo tubo di vetro infusibile, e attenuando le conduzioni termiche lungo l'in- 

 terno del tubo con polveri isolanti e infusibili, fino al principio della spi- 

 ralina. E poiché i due capi del filo, saldati al rame, si trovavano a livello 

 differente (circa 5 centimetri) le forze termoelettriche dovute a disuguaglianze 

 di temperatura rivelavano facilmente se il filo non assumeva una tempera- 

 tura uniforme. 



Su questo termometrino si eseguì la calibrazione a 0°, a 100°, e al 

 punto di ebollizione dello zolfo, seguendo tutte le precauzioni indicate dagli 

 autori che si sono occupati dell'argomento. A titolo di controllo fu anche 

 eseguita una misura al punto di fusione dello zinco, disposto in una grande 

 stufa elettrica di Heraeus. 



Si ottenne così: 



r '°10Q 1 = 0 00362 • ^,, = 1,63; 



il valore del primo intervallo si mostrò praticamente invariabile pel fatto 

 ■che il filo era stato tenuto a lungo nel vuoto a temperature superiori a 

 1500°, durante le misure calorimetriche. 



Il numero ottenuto per ó prova che il platino adoperato non era puris- 

 simo; secondo Waidner e Burgess a quel valore di ó corrisponde un errore 

 uella misura delle temperature, con la forinola Callendar, che vale 9°,7 a 

 1000°, ed è molto più rilevante a temperature più. elevate. Si può così cal- 

 colare che posto 



6 = a — b t 



•dev'essere in questo caso: 



« = 1,69 b = 0,00014. 



Se la formola di Callendar così modificata vale anche a temperature 

 superiori a 1100°, si dovrebbe avere per il mio filo, fatti i calcoli necessari, 



(2) r = 1 -f* 0,00368 t — 0,615 X IO" 6 * 8 + 0,05 X 10" 9 ^ . 



