Извѣетія Роееійекой Акадѳміи Наукъ. 1918. 



(Bulletin de l'Academie des Sciences de Eussie). 



О проетомъ типѣ оптичеекаго пирометра. 



П. П. Лазарева. 

 (Доложено въ засѣдапіи Отдѣленія Физшсо-Математпческихъ Наукъ 16 октября 1918 г.). 



Въ теченіе войны, заводы, производящіе закалку, нуждались въ про- 

 стыхъ оптическихъ пирометрахъ, такъ какъ обычные пирометры системы 

 Kurlbaum'a съ угольнымъ волоскомъ, накаливаемымъ токомъ, были трудно 

 доступны изъ за недостатка точныхъ милліамперметровъ. 



Кромѣ того, при низкихъ температурахъ (около 900 — 950 С.) ппро- 

 метръ Kurlbaum'a оказался мало точнымъ, такъ какъ слабо накаленная 

 проволочка, имѣющая малый угловой діаметръ, допускаетъ, какъ это выте- 

 каетъ изъ моихъ изслѣдованій *, только небольшую точность установки. 



Два указанныхъ обстоятельства заста- 

 вили меня сконструировать оптическій пи- 

 рометръ, неимѣющій электрической цѣпи и 4-4ѵ4 

 обладающій значителыіымъ полсмъ зрѣнія, 

 освѣщаемымъ сравниваемыми источниками. \ 



Построенный пирометръ былъ демон- 

 стрированъ въ засѣданіи Политехническаго 

 Общества въ 1916 году и въ настоящей ^ 

 статьѣ дано краткое описаніе этого инстру- 

 мента, въ конструкцію котораго впослѣд- 

 ствіи внесены нѣкоторыя неболыпія измѣ- 

 ненія. 



Лучи свѣта отъ источника а попадаютъ въ трубу съ діаФрагмой А х и 

 соединяются линзой В въ изображеніе діафрагмы, лежащее въ плоскости, 

 проходящей черезъ небольшой Lummer-Brodhun'oBCKifi кубикъ С 7 , на который 

 Фокусируется окулярная часть аппарата О. Перпендикулярно первой трубѣ 

 помѣщается вторая, имѣющая въ L керосиновую лампу съ плоскимъ фпти- 



1 И. Лазаревъ, ИРАН, 1917. 691. P. Las are ff, Archives lies Sciences pbysiques, вып. 1. 



Нзкѣстіа Г. A. H. 1918. , — 1929 — 



