лемъ, и круглой діаФрагмой А 2 , изображеніе которой линзой В приводится 

 къ той же плоскости, въ которой лежитъ изображеніе А 2 . Мы получаемъ 

 такимъ образомъ 2 изображенія, лежащія въ одной плоскости, совпадающей 

 съ линіей раздѣла у призмы. 



Изображеніе діафрагмы лампы L ярче, чѣмъ изображеніе изучаемаго 

 источника и ослабленіе въ желаемой степени достигается пластинкой К съ 

 постепеннымъ ослабленіемъ поглощенія отъ одного края къ другому, полу- 

 чаемой Фотографически и помѣщаемой передъ діаФрагмой J 2 . 



Для полученія вполнѣ одинаковой окраски, передъ окуляромъ О помѣ- 

 щается темное красное стекло. 



Градуированіе прибора производится накаленнымъ чернымъ тѣломъ 

 опредѣленной температуры, измеряемой термоэлектрически и помѣщенный 

 на мѣсто изслѣдуемаго тѣла а. Ч 



Въ настоящее время приборъ подробно изучается экспериментально и 

 приспособляется къ различпымъ техническимъ потребностямъ, о чемъ будетъ 

 сообщено позднѣе. 



При построены прибораматеріальную помощь оказало Леденцовское 

 Общество, которому приношу за это глубокую благодарность. 



1 При изученіи температурь ниже 750° С. можно удобно пользоваться кварцевымъ 

 ртутнымъ термометромъ съ азотомъ, помѣіценнымъ въ никкелевую обкладку, составляющую 

 часть чернаго тѣла. 



