— 187 — 



скимъ» и единственное изъ всѣхъ во всѣхъ подробностяхъ опубликованное г . 

 Для другихъ измѣреній мы имѣемъ опубликованными только значенія конеч- 

 наго результата для каждой части базиса и для всего базиса, для боль- 

 шинства же измѣрееій не опубликованы ни конечные результаты, ни мат^- 

 ріалы. Такія измѣренія придется считать, вѣроятео, совершенно потерян- 

 ными. , • 



Сопоставленіе всѣхъ оиубликованныхъ до 1901 года значеній длины 

 Б. Пулковскаго. базиса въ частяхъ и въ цѣломъ привело меня къ заклю- 

 ченію, что ошибка въ 1888 году сдѣлана была въ эталонированіи прово- 

 локъ, и именно въ неудачной организаціи опредѣленія длины 2'/ 2 метровой 

 мѣры, положенной въ основу всѣхъ измѣреній 1888-го года. 



Длину этой же 2У 2 метровой мѣры первоначально въ 1898 — 1899 г. 

 предположено было положить и въ основаніе русскихъ работъ по Градус- 

 ному Измѣренію на Шпицбергене. Вслѣдствіе этого въ 1899 году въ началѣ 

 приготовленій къ этому градусному измѣренію была опредѣлена длина этой 

 мѣры въ Петроградѣ въ ПалатѣМѣръи Вѣсовъ сравненіями съ прототипомъ 

 Л 28 Французскаго нормальнаго метра. Наблюденія надъ жезлами-мѣрами 

 въ особой водяной ваннѣ, сохранявшей постоянную температуру, произво- 

 дили гг. Блумбахъ, Сергіевскій и я. 



Несовершенства компаратора Ёдерииа на 25 метровомъ бревнѣ, выяс- 

 нившіяся въ 1899 году при нашихъ изслѣдованіяхъ, главнымъ образомъ 

 г. Сергіевскаго и моихъ, побудили первоначальный планъ относительно 

 2% метровой мѣры оставить, и русская работа въ Шпицбергенскомъ 

 градусномъ измѣреніи въ эталонированіи проволокъ основалась 

 на приборѣ Струве и его основной двухтуазной мѣрѣіѴ, съ 1827 года 

 служившей въ Россіи основою всѣхъ геодезическихъ предпріятій. Наблю- 

 денія наши надъ 2% метровой мѣрой въ Палатѣ Мѣръ и Вѣсовъ остались 

 тогда не вычисленными 



Мое изслѣдованіе надъ длиною Б. Пулковскаго базиса побудило меня 

 эти брошенныя наблюденія отыскать, разработать и вычислить 2 . Для длины 

 мі ры и ея температурнаго коэФФиціента получилось. 



к 



(3) ^=^.500 221 28 -ь 0.000 028 340 (Г— 20°), въ 1899 году. 



1 На русск. языкѣ въ 51 томѣ Запис. Военно-Топ. Отдѣла, обширная монограФІя 

 тенер. А. Р. БонсдорФа, стр. 1-162 in 4». Тоже самое на Франц. языкѣ въ финскомъ 

 журналѣ Fennia. 7, № 1. Mesures des bases de Moloskovitzi et de Poulkovo, executees en 1888 г 

 Avec l'appareil de Jäderin. Par A. Bonsdorff. 



См. въ ИАН. за 1905 г. мою статью «Большой Пулковскій базисъ», стр. 185—189. 

 Извѣстія Р. А. Н. 1918. 



