— 192 — 



Исключивши изиѣреніе 1884 года и вновь разрѣшивши уравненія, 

 имѣемъ 



XX 



(13) годовое уменьшеніе длины базиса: х = — 1.22 = — 0.54 |і 



и систематическую разность различія методовъ эталонированія базисныхъ 

 мѣръ (послѣдній столбецъ таблицы): 



(14) компар. Едерина — компар. Струве = — 8.0 р. 



Въ 1902 году при сравнены базисныхъ мѣръ градуснаго измѣренія 

 на островахъ Шпицбергена, русскихъ и шведскихъ, у набъ, у проф. Еде- 

 рина и у меня, получилось 1 



(15) компар. Едерина — компар. Струве = — 11.7 р.. 



Большое сходство и по знаку и по величинѣ этихъ двухъ (14) и (15) 

 разностей, получившихся изъ совершенно различныхъ матеріаловъ, указы- 

 ваетъ на бблыпую вѣроятность рѣшенія второго, (13) и (14). По ограни- 

 ченности матеріала оба рѣшенія мало точны, однако заслуживаютъ самаго 

 большого вниманія, такъ какъ гипотеза происхожденія разности между эта- 

 лонированіями моими и проф. Едерина, высказанная мною въ 1903 году, 

 теперь уравненіями (12) и (14) утверждается изъ совершенно другихъ 

 источниковъ; при случаѣ мы къ этому же вопросу возвратимся еще разъ. 



Уже только эти два заключенія — объ умевьшеніи длины базиса (1 3) 

 и о систематическомъ различіи двухъ методовъ эталонированій проволокъ — , 

 не говоря о нашемъ исправленіи длины Молосковицкаго базиса, достаточно 

 убѣждаютъ въ высокой важности установленія для геодезическихъ 

 предпріятій нашего Отечества удобныхъ повѣрительныхъ бази- 

 совъ, не слишкомъ длинныхъ и утомительныхъ, но и не слишкомъ 

 короткихъ. Большой Пулковскій базисъ, накопившій и хранящій 

 на себѣ уже полстолѣтія интеллектуальнаго геодезическаго 

 труда, наиболѣе подходитъ для этого высокаго назначенія. Измѣ 

 реніе его должно производить, вычислять и непремѣнно опубликовывать 

 параллельно со всякимъ точнымъ геодезическимъ предпріятіемъ. 



Въ настоящую эпоху, когда всѣ прежніе методы измѣренія базисовъ 

 замѣняются новымъ основаннымъ на примѣненіи проволокъ изъ металла 



1 См. ною статью: «Попытка объяснить нѣкоторыя систематическія ошибки въ ба- 

 зисномъ приборѣ Едерина». ИАН. 1903 г., стр. 94. 



