/ 



— 1190 — 



ж еще во время — до наступленія холоднаго времени — подвергнуть его 

 испытанію на дворѣ Обсерваторіи. Уходъ за нимъ былъ порученъ гг. наблю- 

 дателямъ повѣрочнаго отдѣленія, которые слѣдили за дѣйствіемъ его и 

 провѣряли степень согласія результатовъ его регистрапій съ показаніями 

 контрольныхъ дождемѣровъ, а также и атмо-омброграФа системы механика 

 Рорданца. 



Вполнѣ удовлетворительные результаты, полученные при испытаніи 

 въ смыслѣ исправвости дѣйствія прибора и наглядности картины хода дожде- 

 выхъ кривыхъ, побудили Главную Физическую Обсерваторію включить пред- 

 лагаемый мною самошшущъй ливнемѣръ въ число рекомендуемыхъ и про- 

 вѣряемыхъ ею приборовъ, въ виду чего я считаю теперь своевременнымъ и 

 цѣлесообразнымъ сдѣлать настоящее сообщеніе о вновьпостроенномъ само- 

 пишущемъ ливнемѣрѣ, назначенномъ преимущественно для удовлетворенія 

 практичесшхъ нуждъ по изслѣдованію осадковъ высшаго порядка, т. е., въ 

 первую очередь, разныхъ по продолжительности и интенсивности типовъ 

 ливней и очень обильныхъ дождей, но, впрочемъ, моъущемъ служить также 

 и для регистрации довольно слабыхъ дождей, дающихъ за цѣлые сутки 

 количества осадковъ, хотя бы непревышающія 0.5 мм. 



Такъ какъ наиболѣе важныя указанія по конструкціи и размѣрамъ 

 прибора мною выше уже даны, то я представляю здѣсь лишь два рисунка, 

 изображающіе его въ схематическомъ (рис. 1) и, въ составленныхъ по 

 Фотографическому снимку съ натуры, перспективномъ (рис. 2) видѣ (см. 

 слѣд. стр.). 



Въ виду достаточной наглядности рисунковъ я не остановливаюсь на 

 болѣе подробномъ описаніи значенія отдѣльныхъ частей; эти детали будутъ 

 изложены въ спеціальной инструкпіи съ указаніями относительно сборки при- 

 бора и ухода за нимъ. Здѣсь я ограничусь лишь нѣкоторыми замѣчаніями 

 о контрольныхъ измѣреніяхъ осадковъ для провѣрки регистраціи и о нѣко- 

 торыхъ, по моему мнѣнію, важныхъ мѣрахъ, необходимыхъ для полученія 

 нагляцныхъ и надежныхъ записей ливневыхъ и вообще дождевыхъ кривыхъ. 



Первымъ долгомъ считаю нелишнимъ обратить вниманіе на то, что, 

 установивъ для новаго типа ливнемѣра величину пріемной поверхности на- 

 ружнаго сосуда въ 200 кв. см., все же я счелъ наиболѣе цѣлесообразнымъ 

 совершенно отказаться отъ примѣненія для контрольныхъ измѣреній осад- 

 ковъ принятаго, для дождемѣровъ этого малаго типа, измѣрительнаго ста- 

 кана съ дѣленіями, нанесенными черезъ каждые 2 куб. сантиметра, во 

 избѣжаніе путаницъ, легко могущихъ происходить на метеорологическихъ 

 станціяхъ, если имѣются стаканы различныхъ типовъ. Поэтому для кон- 



