— 108 — 



2. Spostamento delle righe prodotto dal variare, per rifrazione, del- 

 l'angolo di emergenza. 



d''e = (de/dn) (dn/dT) óT . 



La legge di rifrazione, indicando con <?, l'angolo che fa il raggio proveniente 

 dal reticolo colla normale alla superficie di separazione dell'aria calda dal- 

 l'aria ambiente, dà: 



n sen e x = costante . 



Se ne ricava: 



dei/dn = — tang ejn , 

 quindi, poiché dn qui è negativo, 



n — lóT 



d"e = -f- tang e x 



n T 



3. Spostamento delle righe prodotto dalla variazione della lunghezza 

 d'onda nell'aria. 



d"'e = {7>e/ìX) (dX/dn) (dn/dT) ÓT . 



Dalla (1) si ricava: 



1ej~àX = m/s cos e 



Inoltre si ha: 



nX = costante , dn/dX = — X/n ; 



quindi : 



d e = — . 



s cos e n T 



4. Spostamento delle righe prodotto dalla dilatazione del reticolo. 



d^e = (ite/ìs) (ds/dT) óT . 



Dalla (1) si ricava: 



l>e/l>s = — mX/s 2 cos e ; 

 inoltre, dalla legge di dilatazione, 



l>s/l>T = Ks 0 ; 



quindi: 



d lv e = — mXKòT/s cos e . 



5. Spostamento complessivo delle righe. — Può essere osservato e 

 misurato con un oculare mosso (esso o il filo oculare) con una vite micro- 

 metrica; oppure, più semplicemente, con un oculare a scala fissa nel piano 

 focale. 



Se Sa è lo spostamento assoluto d'una riga (non deviata dall'oculare), 

 e p' la sua distanza dal reticolo, sarà de = èa/p' . 



