— 142 — 



comoda per l'osservazione, non mi era nota, la dedussi dalla loro posizione 

 data dal micrometro oculare, riferendola alle righe b x , b 2 , b 4 di lunghezza 

 d'onda nota. 



Credo inutile di riferire minutamente i risultati di tre serie di deter- 

 minazioni eseguite in condizioni poco diverse. Due righe aventi una diffe- 

 renza di lunghezza d'onda 0,97 pp apparivano nel micrometro oculare di- 

 stanti 33,6 divisioni; quindi 1 divisione corrispondeva a 0,029 pi-i. Un 

 riscaldamento di 50° produsse nelle tre serie spostamenti, in media, di 19,6 

 divisioni; ne risulta quindi: K=21,4.10 -6 . Anche in questo caso le cor- 

 rezioni sono complessivamente nulle. 



In seguito ho collocato il reticolo entro un bagno d'aria completamente 

 chiuso, formato da un recipiente d'ottone a modo di campana, a doppia 

 parete, riposante sopra un disco di rame provvisto d'un foro, per cui pas- 

 sava l'asta che portava il reticolo. L'intervallo fra le due pareti era aperto 

 in alto, ma munito di coperchio; era ripieno d'acqua e conteneva un ser- 

 pentino in cui facevo passare una corrente di vapor d'acqua a 100°. Un 

 tubo orizzontale d'ottone, di 3 cm. di diametro, ad un lato del bagno, a 

 metà altezza, ne attraversava le due pareti, alle quali era saldato; esso 

 veniva chiuso con un disco di vetro a faccio piane e parallele, attraverso 

 il quale entravano i raggi incidenti ed uscivano quelli emergenti, poiché, 

 per evitare la necessità di due tubulature, orientavo il reticolo in modo che 

 i raggi incidenti che formavano le righe da osservare avessero la stessa 

 direzione dei raggi emergenti. Per verificare la posizione del reticolo facevo 

 girare la campana suddetta, che ne era affatto indipendente, finché la tubu- 

 latura fosse perpendicolare alla superfìcie del reticolo ed osservavo (nel modo 

 già indicato) la posizione del l' immagine di un'astina o di una fessura. 



Osservai ancora la posizione delle righe b, ma nello spettro di 4° or- 

 dine. Sarebbe stato possibile di osservarle, con aumento della sensibilità, 

 negli spettri di 5° e di 6° ordine ; ma la poca luminosità ed il sovrapporsi 

 degli spettri rendeva più difficile di riconoscere le righe. 



Nelle suddette condizioni, due righe aventi lunghezze d'onda che diffe- 

 rivano di 1. SS fi fi apparivano nell'oculare distanti 71 divisioni: quindi 1 di- 

 visione corrispondeva a 0,019^. 



Per una deviazione galvanometrica di 100 divisioni, ossia per un au- 

 mento di temperatura di 36°, 5, ottenni uno spostamento, delle righe, di 21,5 

 divisioni, ossia di 0,4085 pp. Quindi K = 0,4085/517X 36,5 = 21,6. IO -6 , 

 senza le correzioni. 



Poiché i raggi incidenti e quelli emergenti erano perpendicolari al 

 disco di vetro, era = 0 e, = 0: quindi d'e = 0 , d"e — 0. Bimane d'"e = 

 = 0,8.10- 6 : quindi K = 22,4X10- 6 . 



Questi valori ottenuti pel coefficiente di dilatazione del bronzo dei re- 

 ticoli, sono un po' maggiori di quelli dati dalle Tavole di costanti fìsiche, 

 pel bronzo da telescopi. 



