— 233 



su.'! ì ri si formeranno lungo una curva d'ordine superiore, non facilmente 

 tracciatale, e la forma della pellicola, e la sua posizione, o quella dell'ocu- 

 lare dovranno esser trovate, caso per caso, per tentativi; inoltre, fors'anche 

 gli spettri riusciranno meno nitidi. 



Per soddisfare a tale condizione, ho usato un metodo che essenzialmente 

 non differisce da quello già descritto ed usato dal Waterhouse e che trovasi 

 citato dal Kayser nello Handbuch der Spectroscopie, Bd. 1. Il punto 

 medio R del reticolo, quello F della fessura ed il centro C della suddetta 

 circonferenza, formavano i vertici articolati, cioè ad angolo variabile, d'un 



B 



FlG. 1. 



triangolo RCF, di cui due lati RC ed FC avevano una lunghezza costante 

 uguale al raggio della stessa circonferenza, mentre il 3° lato RF aveva 

 una lunghezza variabile, colla posizione della fessura F, e (per comodità) 

 una direzione costante. Waterhouse collocava la pellicola fotograti ca in C B 

 all'estremità d'un lungo regolo RC B , e fotografava così lo spettro normale. 



Ho creduto più conveniente, per lo scopo che mi ero prefisso e per le 

 condizioni in cui operavo, di osservare invece (e, occorrendo, fotografare) lo 

 spettro ry, che, per una conveniente posizione della fessura e per la corri- 

 spondente orientazione del reticolo, è prodotto nel piano della fessura stessa 

 o, più esattamente, sulla superficie cilindrica di raggio R/2 ad esso tan- 

 gente, con raggi luminosi aventi, in media, la stessa direzione dei raggi inci- 

 denti. L'oculare o la pellicola devono esser fissati alla fessura (allato, o un 

 po' al disopra) : e per osservare o ricevere sulla pellicola i diversi spettri, 

 non occorre altro che far scorrere essa fessura lungo RF. 



Così le dimensioni dell'apparecchio sono ridotte a quelle del triangolo 

 RCF, ed inoltre è possibile d'osservare spettri d'un ordine più elevato che 

 non con qualsiasi altra disposizione. Difatti, essendo 



(1) 



sen i -f- sen e — ml/s 



