— 234 — 



la condizione cui devono soddisfare gli angoli ì ed e d' incidenza e d'emer- 

 genza dei raggi, l'ordine m degli spettri, la lunghezza d'onda X, e la lun- 

 ghezza s d'un elemento, essa, per il caso solito di e = 0, diventa sen i = 

 = ml/st < 1, quindi m <C s/X; mentre, invece per i — e, la stessa condizione 

 diviene 2 sen i = mX/s <. 2 , quindi m <_2s/m. Si ha però l'inconveniente 

 che gli spettri sono obliqui, (più o meno secondo l'ordine), spettri rispetto 

 ai raggi che li formano; quindi, anzitutto, essi non sono normali, cioè la 

 distanza de di due righe nella riproduzione fotografica non è proporzionale 

 a dX ma bensì a mdX/2 s cos e variabile con e . 



Si può ridurre aormale questo spettro, prima fotografandolo e poi, ricol- 

 locata a posto la riproduzione, fotografandola con un obbiettivo collocato al 

 posto del reticolo. Difatti, poiché la distanza di due righe nella l a ripro- 

 duzione è de = mdX/2 s cos e, e l'angolo delle due pellicole è in ogni punto 

 uguale ad e, la proiezione di de sulla 2 a pellicola sarà uguale a mdX/2s, 

 cioè proporzionale a dX ed indipendente da e. 



Se invece si osservano gli spettri con un oculare, solo una riga potrà 

 trovarsi nel suo piano focale ed apparire nitida: le adiacenti si troveranno 

 avanti o dietro di esso, e dovranno apparire meno nitide; però, in pratica, 

 non ho trovato che questo inconveniente fosse molto sensibile. In quanto alla 

 distanza apparente di due righe essa è la proiezione della distanza reale 

 suddetta sul piano focale facente cou essa un angolo e , e sarà quindi ancora 

 uguale a mdX/2s e proporzionale a dX. Indicherò in seguito un altro modo 

 per evitare del tutto il saddetto inconveniente. 



Per effettuare questa disposizione, ho collocato sopra un tavolo, in di- 

 rezione del portaluce, un banco d'ottica lungo 3 metri (in realtà molto meno, 

 perchè mi contentavo d'osservare solo due o tre spettri; ed inoltre, quando 

 occorreva, lo spostavo), rappresentato schematicamente, nella figura, da RX . 

 All'estremità di questo banco opposto al portaluce ho collocato lo spèttro- 

 metro, e vi ho fissato il reticolo colle linee verticali; inoltre, sopra un cor- 

 soio del banco ho fissato la fessura verticale, coll'oculare. Il punto medio (R) 

 del reticolo deve trovarsi sull'asse geometrico dello spettrometro e sulla 

 retta RF percorsa dal punto medio F della fessura scorrente lungo il banco 

 d'ottica, e questa dev'esser sostenuta da un'asta cilindrica e trovarsi sul 

 suo asse. 



Due regoli orizzontali, lunghi e leggeri (RC , FC), sono fissati ad un 

 capo, uno al sostegno del reticolo (che può ruotare attorno all'asse dello 

 spettrometro), l'altro ad un tubo verticale cui serve d'asse l'asta che sostiene 

 la fessura; ed all'altro capo essi sono fissati alle due metà d'una leggera 

 cerniera C coll'asse verticale, cosicché rimane compito il triangolo articolato 

 RCF. La lunghezza dei due regoli fra i vertici (cioè fra gli assi geometrici 

 dello spettrometro e della cerniera, e fra questo e quello della fessura) 

 dev'essere esattamente R/2. 



