— 332 — 



In quest'ultimo caso è preferibile di valersi delle indicazioni di un volto- 

 metro elettrostatico che appositamente inserii in parallelo al tubo. 



La tromba a mercurio di Gaede si presta benissimo non solo a pro- 

 durre speditamente la rarefazione, ma a variarla facilmente in più e in meno. 



Lo spettroscopio è munito di un micrometro oculare a vite con passo 

 di 1 / i mm, e testa divisa in 50 parti. Occorreva però principalmente, per 

 puntare le componenti della Hg, illuminare i fili a campo oscuro. A tal fine, 

 seguendo un metodo assai noto agli astronomi, inviavo la luce di una lam- 

 pada a petrolio, mediante un prisma a riflessione totale, entro il cannoc- 

 chiale di osservazione per l'obiettivo a traverso una piccola regione margi- 

 nale, la cui immagine, formata dall'oculare nella pupilla di egresso dello 

 strumento, veniva esclusa da un apposito diaframma che lasciava però sco- 

 perta la massima parte della pupilla. 



Interponevo per le osservazioni della un vetro di cobalto e un vetro 

 verde che davano alla illuminazione dei fili colorazione simile a quella della 

 immagine da misurare; ciò a fine di evitare l'incertezza della messa in foco 

 dipendente dall'aberrazione cromatica dell'oculare e dell'occhio. Per la H a 

 talvolta ho usato un vetro rosso ; ma essa è abbastanza chiara perchè vi si 

 possa veder contro il solco dei fili neri. 



L'incertezza della semplice puntata era, in buone condizioni, non supe- 

 riore a un decimo di divisione della testa di vite per la riga rossa, ed assai 

 inferiore ad una divisione per l'azzurra; essendo i rispettivi sdoppiamenti 

 vicini a 5 e 20 divisioni, l'errore non avrebbe raggiunto il 4 o il 5 per cento 

 sul rapporto. Ma qualche maggiore incertezza proviene da leggiere incostanze 

 del tubo e da qualche altra causa meno precisabile. 



Determinai precedentemente il valore in unità Angstrom di una divi- 

 sione della vite nell'intorno delle righe C ed P con l'osservazione di alcune 

 righe di Fraunhofer vicine, valendomi della mappa fotografica di Rowland. 



Nella tabella sono riportate le medie delle distanze tra le due compo- 

 nenti a vibrazioni parallele al campo ottenute da due gruppi di misure, 

 nel primo dei quali la costanza del tubo era mantenuta coll'aiuto dell'osser- 

 vazione al microscopio, nel secondo coll'aiuto del voltometro che segnava 

 4700 volta. 



Dalle distanze ho calcolato le variazioni di lunghezza d'onda in 



unità Angstrom, e 



il loro rapporto che risulta 



assai 



vicino a 3 / 2 , 







Larghezza della 



doppia in jU 

 Hp 



Ma 



M$ 



Ma 



Catodo a sinistra 



42 



181 



7,3 



11,3 



1,55 



» a destra 



41 



1731 



7,1 



10,8 



1,52 



Catodo a destra 



43!i 



175 i 



7,5 



10,9 



1,45 



» a sinistra 



441 



178 



7,7 



11,1 



1,44 



media 1,49 



