— 491 — 



Fisica. — La compressibilità del cloruro di metile. Nota di 

 E. Bodareu, presentata dal Corrisp. A. Battelli (')• 



Nel corso delle esperienze sulla costante dielettrica dei gas compressi 

 si mostrò necessario conoscere la variazione della densità del cloruro di 

 metile in funzione della pressione, ovvero la dipendenza del prodotto della 

 pressione per il volume dalla pressione stessa. 



Giacché questa relazione fra le grandezze citate non si è trovata nella 

 letteratura rispettiva, ho eseguito le misure relative per mezzo d' un appa- 

 recchio costruito nel modo seguente: 



Una canna di vetro a grosse pareti ben graduata M è Jsaldata nella 

 parte superiore ad un tubo capillare ripiegato (vedi la figura) che alla sua 

 volta è in comunicazione con un rubinetto di vetro R a tenuta di mercurio. 

 La parte inferiore è invece saldata ad un'altra canna N, lunga circa 4 metri, 

 che funziona come un ramo di manometro. 



11 volume compreso fra i singoli tratti della canna M fino al punto 

 del tubo capillare fu misurato con grandissima cura pensando con un'ottima 

 bilancia di Nemetz il mercurio che occupava lo spazio tra i singoli tratti. 



Il gas è stato fornito in bombole d'acciaio dalla Ditta Kahlbaum di 

 Berlino colla garanzia di estrema purezza. 



Le misure si eseguivano nel modo seguente : 



Si cominciava a fare per mezzo di pompa di Gaede una grande rare- 

 fazione tanto nella canna graduata quanto nei tubi che ad essa comunicano 

 attraverso il rubinetto R; poi aprendo il rubinetto della bombola si faceva 

 entrare il gas. Ripetendo più volte la stessa operazione, si poteva essere 

 sicuri d'avere scacciata completamente l'aria dalla canna M e d'averla sosti- 

 tuita col gas puro. Dopo si alzava adagio adagio l'imbuto T contenente il 

 mercurio, finché quest'ultimo non era salito, attraverso il rubinetto, nel tubo 

 capillare fino al punto F; e finalmente si chiudeva il rubinetto R. 



La pressione del gas così rinchiuso dentro la canna graduata si poteva 

 variare a piacere aggiungendo del mercurio nel tubo N dal disopra, oppure 

 togliendone dall'apparecchio per mezzo d'un altro rubinetto messo in basso 

 come si vede nella figura. 



La tenuta dei due rubinetti era perfetta. 



La differenza di altezza delle due colonne di mercurio si leggeva per 

 mezzo d' un cannocchiale fornito di una livella, sopra una scala verticale di 



(') Lavoro eseguito nell'Istituto fisico della E. Università di Pisa, diretto dal pro- 

 fessore A. Battelli. 



