— 494 — 



le coppie voltaiche complete, volli determinare c calore locale o effetto Peltier, 

 per lo zinco a contatto d'una soluzione di ioduro la quale presenta all' incirca 

 la stessa differenza di potenziale V come lo zinco a contatto della soluzione 

 di solfato, mentre il calore di formazione C è, pei due sali, molto diverso. 



Il metodo che ho seguito in queste determinazioni, è quello solito, usato 

 da Jahn : cioè ho fatto passare una stessa corrente per uno stesso tempo, dal 

 metallo alla soluzione e viceversa, ed ho misurato in ciascun caso, e colle 

 debite correzioni, le quantità di calore prodotte presso uno stesso elettrodo. 

 Facendo la differenza di queste quantità di calore, l'effetto Joule, che è lo 

 stesso nei due casi, viene eliminato, e l'effetto Peltier, che ha cambiato segno, 

 rimane raddoppiato. 



Speciali precauzioni sono necessarie, come ha indicato Jahn, per evitare 

 che le differenze di densità prodotte dalle differenze di temperatura e da quelle 

 (causate dall'elettrolisi) di concentrazione, producano per convezione un au- 

 mento o diminuzione erronee delle quantità di calore che si misurano. 



Non ho potuto usare l'apparecchio di Jahn, anzitutto perchè, quando ho 

 eseguito le esperienze non avevo e non potevo facilmente costruire lo speciale 

 calorimetro di Bunsen occorrente; inoltre perchè questo richiede molto tempo 

 per ogni esperienza, e specialmente per la preparazione dell'apparecchio, e per 

 di più, quindi, moltissimo tempo avrebbe richiesto lo studio dell'apparecchio. 

 Fu dunque necessario e mi parve anche utile di far uso di un apparecchio più 

 facile a costruire in breve tempo ed altresì di uso più facile e più spedito, 

 e che da quello di Jahn differisce solo perchè le misure calorimetriche sono 

 tte col metodo detto delle mescolanze, ossia per riscaldamento della solu- 

 zione, invece che col metodo di Bunsen. 



Questo apparecchio era composto di due bicchierini adiacenti, di vetro 

 sottile, che contenevano ciascuno: 1°) uno stesso peso noto della soluzione; 

 2°) un elettrodo di zinco, uguale ed ugualmente disposto in entrambi ; 3°) un 

 agitatore ; 4°) il bulbo di un termometro diviso in decimi di grado. La co- 

 municazione elettrica fra questi due bicchierini funzionanti da calorimetri era 

 ottenuta mediante un vaso rettangolare di vetro, basso, aperto superiormente, 

 nel cui fondo erano stati fatti due fori, meno larghi dei bicchierini e cogli 

 orli interni distanti circa 1 cm., nei quali fori erano stati masticiati due larghi 

 e corti tubi di vetro, sporgenti all'esterno, cioè inferiormente, ed ivi chiusi 

 da fondi di carta pergamena. Ottenevo facilmente una perfetta tenuta di 

 questi fondi, spalmandone di grasso, prima di adattarli, la superficie interna 

 dell'orlo, dimodoché, dopo adattati sulle superfici cilindriche dei tubi suddetti, 

 le pieghe, che si erano necessariamente formate, rimanevano ripiene di grasso 

 che veniva compresso ed immobilizzato dalla legatura, a molte spire, di 

 spago. 



Questo vaso conteneva una conveniente quantità di soluzione (circa 1 cm. 

 sul fondo) e veniva collocato sopra i due bicchierini in modo che nella so- 



