— 51 — 



L'eccitatore. 



« L'eccitatore, nel quale avveniva la scarica, era formato da una calotta 

 sferica di raggio molto grande D, portata da tre bastoncini di vetro : questa 

 calotta appoggiava sui sostegni dalla parte convessa. 



« Al di sotto di questa calotta, un piano metallico B sopportato da un 

 bastone di vetro si poteva sollevare od abbassare per mezzo di una eccellente 

 vite micrometrica del passo di 1 mm. e colla testa divisa in 100 parti. 



L'interruttore. 



» L'interruttore era costituito da tre asticine metalliche A. A'. A" terminate 

 da sferette e disposte orizzontalmente e parallele. Una asticina metallica, 

 terminata pure da una sferetta, poteva girare in un piano verticale attorno 

 alla asticina di mezzo, in modo da stabilire la comunicazione o con l'una o 

 con l'altra delle asticine laterali. Le tre asticine erano poi sostenute da ma- 

 nici isolanti. 



La batteria. 



« La batteria adoperata M era una di quelle che accompagnano general- 

 mente i rocchetti di Kurnkoff di grande modello: era formata di 4 bottiglie 

 disposte in cascata e veniva caricata da una macchina di Holtz messa in 

 movimento da un motore elettrico. 



3. Disposizione degli apparecchi. 



* Il polo positivo della macchina di Holtz era in comunicazione col 

 suolo : il polo negativo comunicava contemporaneamente coli' armatura interna 

 M della prima bottiglia della batteria, col piatto B dell'eccitatore, coll'asti- 

 cina C dello scaricatore e coli' asticina A dell'interruttore. 



« Invece l'armatura esterna dell'ultima bottiglia della batteria, la ca- 

 lotta metallica D dell'eccitatore, il piatto E dello scaricatore e l'asticina A" 

 dell'interruttore erano in comunicazione col suolo. 



« Il piatto superiore dell'elettrometro comunicava coli' asticina di mezzo 

 A' dell'interruttore, il piatto inferiore col suolo. 



« Per mezzo dell'asticina girevole dell'interruttore si poteva far comuni- 

 care il piatto isolato dell'elettrometro o coli' armatura interna della batteria 

 o col suolo. 



4. Metodo di misura della costante dielettrica. 



« La misura della costante dielettrica con l'elettrometro superiormente 

 descritto non presenta alcuna difficoltà. 



« Supponiamo di avere determinata la differenza di potenziale costante à 



