sive più grandi, e corsispon dènti all'eccitatore che doveva servirmi in tutte 

 le esperienze della costante dielettrica. 



« In tale studio preliminare ho potuto osservare una perfetta concordanza 

 nei valori ottenuti in giorni molto diversi : ma per avere questa concordanza 

 bisognava prendere alcune precauzioni di cui non ho fatto cenno nella Nota 

 pubblicata precedentemente. 



« La prima precauzione consiste nell'avere le superfici dei piatti e quella 

 del mercurio perfettamente pulite. Per ciò ogni giorno, ed occorrendo anche 

 diverse volte in un giorno, rinnovava la superficie del mercurio : la qual cosa 

 otteneva facilmente versando nel pozzetto molto mercurio in modo che esso 

 uscendo da pozzetto si stendesse anche sul piatto. Indi con una lastra di 

 vetro da specchio che appoggiava distesa quasi orizzontalmente sul piatto 

 dell'elettrometro e che faceva scorrere sul piatto medesimo, levava la parte 

 eccedente del mercurio e con essa le impurezze che si trovavano sulla super- 

 fìcie. Così rimaneva nel pozzetto del mercurio con una superficie rinnovata 

 e perfettamente pulita. 



« I piatti metallici poi erano sempre ripuliti con pelle di guanto. 



« Tutte queste operazioni servono per impedire che si trovi sui piatti o 

 sulla superficie di mercurio qualche corpuscolo estraneo che possa servire da 

 punta: nelle misure si può accorgersi facilmente dell'esistenza di uno di questi 

 corpuscoli estranei, perchè le indicazioni dell'elettrometro risultano notevol- 

 mente più piccole di quando l'elettrometro funziona nelle condizioni normali. 



« La seconda precauzione da prendere è che la superficie del mercurio 

 si confonda sempre colla superficie orizzontale del piatto che la contiene : 

 non bisogna nè che la superficie del mercurio sporga sul piano del piatto, 

 nè che sia più bassa: i valori dell'abbassamento dell'acqua nel tubo capil- 

 lare evidentemente nel primo caso, per una data differenza di potenziale, 

 sarebbero maggiori, e nel secondo caso minori del vero: ma essendo la su- 

 perficie del mercurio abbastanza grande questa condizione è facilissima ad 

 ottenersi, specialmente col rubinetto che ho collocato al disotto del pozzetto 

 del mercurio. 



« Finalmente bisogna che il menisco dell'acqua nel tubo capillare arrivi 

 al punto nel quale si fa la misura sempre dalla medesima parte : e siccome 

 quando l'elettrometro si carica, il menisco dell'acqua discende, bisogna che 

 il menisco raggiunga la posizione di riposo anche discendendo: è questa del 

 resto una precauzione che si prende sempre nelle misure di capillarità. Per 

 ciò ha aggiunto un tubo di gomma al tubo capillare col quale, dopo scari- 

 cato l'elettrometro, aspirava l'acqua ad una posizione alquanto superiore a 

 quella di riposo, in modo che, cessando di aspirare, il menisco ritornasse alla 

 posizione di riposo discendendo. 



« Con queste precauzioni ha avuto dei valori di una concordanza vera- 

 mente notevole. 



