— 211 — 



« Siccome la conoscenza della tensione di vapore delle soluzioni ha acqui- 

 stato una speciale importanza per effetto della legge di Raoult, e della rela- 

 zione che essa tensione ha colla pressione osmotica, e col peso molecolare 

 della sostanza disciolta, ho creduto opportuno di estendere un poco tali misure 

 della tensione e determinare anche quella del solfuro di carbonio di cui m' ero 

 servito per preparare le soluzioni. 



« Ho eseguito due serie di esperienze, una a 0°, l'altra alla temperatura 

 ambiente, con un apparecchio diverso. 



« Nelle esperienze a 0°, per misurare la tensione di vapore delle soluzioni 

 facevo uso di una pompa di Sprengel, la quale comunicava con un tubo a T 

 rovescio, contenente la soluzione e circondato di ghiaccio, e con un tubo lungo 

 60 cm. ed avente 16 mm. di diametro pescante nel mercurio e che serviva da 

 manometro. 



« Facendo agire la pompa veniva estratta l'aria con una proporzione 

 sempre crescente di vapore ; ed intanto il mercurio saliva nel tubo manome- 

 trico, ed una volta scacciata tutta l'aria, la differenza tra l'altezza barome- 

 trica e quella della colonna sollevata nel manometro dava la tensione cercata. 



« Il tubo a T rovescio che conteneva la soluzione ed il tubo che ser- 

 viva da manometro, non erano saldati alla pompa ma vi si adattavano per- 

 fettamente mediante superfici smerigliate, e l'entrata dell'aria dalle congiun- 

 zioni era impedita da uno spesso strato di mercurio. 



« La soluzione riempiva per un po' più della metà il tratto orizzontale 

 del tubo T, ed in essa galleggiava un tubetto di vetro, chiuso e contenente 

 delle sbarrette d'acciaio magnetizzate. Con una calamita a ferro di cavallo 

 imprimevo al tubetto un movimento di va e vieni e producevo così nella solu- 

 zione ima viva agitazione che facilitava l'equilibrio di temperatura col ghiaccio 

 e rendeva completa l'omogeneità del liquido. 



« Dopo estratta l'aria e prima di effettuare la misura della tensione 

 lasciavo l'apparecchio a sè per parecchie ore, agitando solo di tanto in tanto 

 la soluzione per rendere più rapido lo sviluppo dell'aria disciolta; poi facevo 

 nuovamente agire la pompa per due o tre minuti che erano sufficienti perchè 

 l'aria già sviluppatasi spostata dal vapore che si formava, venisse scacciata. 



« Dopo circa un quarto d'ora, durante il quale agitavo continuamente 

 la soluzione, misuravo con un catetometro Perrault, l'altezza della colonna 

 di mercurio nel manometro e misuravo l'altezza barometrica. 



« Essendo la temperatura rigorosamente costante, essendo il liquido affatto 

 omogeneo, le pareti prive di liquido condensato e il mercurio pure asciutto 

 e nitido la determinazione poteva esser fatta facilmente ed esattamente. 



« Tolto dalla pompa il tubo a T, prendevo una parte della soluzione, 

 la pesavo, ne facevo evaporare il solfuro di carbonio per mezzo d' una pompa 

 ad acqua o anche per mezzo d'una debole corrente d'aria, e pesavo lo zolfo 

 residuo. 



Rendiconti. 1892, Voi. I, 2° Sem. 



28 



