— 217 — 



costante il volume, diminuisce la pressione; e dalla diminuzione di questa, 

 nonché dalla conoscenza della tensione massima del vapore acqueo alla tem- 

 peratura di raffreddamento, è possibile determinare l'umidità assoluta. Ma 

 poiché la massima parte della variazione di pressione, in seguito al raffredda- 

 mento, è dovuta all'abbassamento di forza elastica dell'aria, più che alla di- 

 minuita tensione del vapore, si comprende come volendo costruire diretta- 

 mente un igrometro sul principio ora esposto, si sarebbe costretti ad appli- 

 care ogni volta una correzione, la cui entità supera di molto la quantità 

 stessa che si vuol misurare, e l' incertezza di cui è affetta è considerevole, 

 se si pensi alla difficoltà di determinare colla voluta precisione la tempera- 

 tura dell'aria. 



« Si ovvia a tale inconveniente costruendo un apparecchio differenziale 

 in cui l'effetto della contrazione dell'aria non si faccia sentire. Si supponga 

 infatti di avere due recipienti, non importa se di volume diverso, di cui uno 

 sia stato una volta per sempre disseccato e contenga aria asciutta, l'altro 

 contenga l'aria umida da studiare. Questi due recipienti si pongano tra loro 

 in comunicazione per mezzo di un manometro differenziale il quale segnerà 

 inizialmente una differenza di pressione nulla, se i due recipienti si trovino 

 da principio ambedue alla pressione atmosferica. Ma se si tolga la comuni- 

 cazione dei due recipienti coli 'aria esterna e dalla temperatura iniziale del- 

 l'ambiente si portino p. e. a quella del ghiaccio fondente, il mercurio del 

 manometro si dovrà innalzare dalla parte dell'aria umida, indicando così una 

 variazione di pressione dovuta unicamente al precipitarsi di una parte del 

 vapore acqueo. 



« Se non che risultando in pratica abbastanza piccola questa diminuzione 

 di pressione, si capisce come sia difficile determinare colla voluta esattezza 

 l'umidità assoluta, qualora si voglia basarsi sopra quei pochi millimetri di 

 dislivello, che segnerà il manometro interposto tra i due recipienti. 



« Si raggiunge una maggiore esattezza, se invece di misurare la dimi- 

 nuita pressione si misuri la variazione di volume, da apportarsi ad uno dei 

 due recipienti per eguagliare di nuovo la pressione in entrambi, e ricondurre 

 così a zero il manometro. Questo artifizio consente una maggiore esattezza, 

 perchè dipendendo la variazione di volume dalla capacità che si dà ai reci- 

 pienti, è sempre possibile in pratica prendere questa sufficientemente grande 

 in modo da aver a fare colla misura di parecchi centimetri cubi. 



« Sempre restando nel concetto ora esposto del nuovo igrometro, si com- 

 prende facilmente come sia possibile ottenere lo stesso scopo, se invece del 

 recipiente di confronto riempito d'aria secca, si faccia uso di un altro conte- 

 nente aria satura di vapore acqueo. In questo caso, quando si produca il raf- 

 freddamento, il mercurio nel manometro di comunicazione fra i due recipienti 

 s'innalzerà dalla parte di quello saturo di umidità; e dalla variazione di 

 pressione sarà sempre possibile dedurre l'umidità cercata. 



