y 



u Come si vede, il concetto del nuovo igrometro si può realizzare per 

 due vie opposte e indipendenti: cioè o utilizzando un recipiente con aria per- 

 fettamente secca, ed in questo caso l'igrometro funzionerà bene specialmente se 

 l'aria da studiare sia abbastanza umida, ovvero adoperando per confronto un 

 recipiente pieno di aria satura di vapore, nel qual caso l'igrometro funzio- 

 nerà bene se l'aria da analizzare sia piuttosto povera di umidità; poiché in 

 entrambi i casi sarà considerevole la variazione di volume da misurare, e 

 per conseguenza piccolo l'errore relativo che si commette nella misura del- 

 l'umidità assoluta. 



« Ciò premesso, veniamo a descrivere brevemente il nuovo igrometro il 

 quale è adattato in modo da poter funzionare a piacere nell'una o nell'altra 



maniera ora indicata. Esso si compone 

 di due parti distinte, una che possiamo 

 chiamare il condensatore, l'altra che 

 forma una specie di volum eliometro. Il 

 condensatore consiste in tre recipienti 

 di vetro di forma cilindrica E x , R 2 , R 3 , 

 ciascuno della capacità di circa mezzo 

 litro, i quali per mezzo di un bagno 

 possono essere portati ad una data tem- 

 peratura. Il recipiente mediano R 2 è 

 quello destinato ad accogliere l' aria 

 umida da analizzare la quale vi s'intro- 

 duce mediante opportuni robinetti: il 

 recipiente Ei contiene aria disseccata 

 e non comunica coli' esterno che attra- 

 verso tubi essiccanti, mentre il reci- 

 piente R 3 contiene aria satura di umi- 

 dità, e comunica coll'aria libera per 

 l'intermediario di recipienti con acqua. 



« Il volumenometro è rappresentato 

 schematicamente nell'annessa figura, e 

 consiste in tre vasetti cilindrici k x , 

 A 2 , A 3 del diametro interno di circa 

 mm. 15 comunicanti fra loro per mezzo 

 dei rubinetti C, C in modo da for- 

 mare due manometri differenziali col 

 Eapp : Va ramo comune A 2 . Alla parte superiore di 



questo è saldata una sottile punta P di smalto, che serve a condurre il mer- 

 curio ad un livello eguale e costante in A 1; A 2 , A 3 . Per mezzo del tubo cen- 

 trale E si fa giungere in questi del mercurio contenuto nel serbatoio S, il 

 quale è analogo a quello del barometro Fortin, in modo che manovrando la 



