— 219 — 



la vite V si può innalzare od abbassare il mercurio nelle diverse parti del- 

 l'apparecchio, ed ottenere l'affioramento esatto alla punta P. Al di qua e al 

 di là del tubo E si hanno altri due tubi G e G' di diametro interno di circa 

 mm. 5, graduati nella loro faccia anteriore di millimetro in millimetro e collo 

 zero della scala in alto. Dalla parte superiore di A : , A 2 , A 3 partono in fine 

 corti tubicini T x , T 2 , T 3 del diametro interno di circa mm. 1,5, i quali ri- 

 spettivamente vanno a congiungersi coi recipienti Bq , R 2 , R 3 del condensatore. 



« Ecco il modo di funzionare dell'apparecchio. Si comincia a far passare 

 attraverso il recipiente R 2 l'aria umida da analizzare, e si pongono in comu- 

 nicazione coli' aria atmosferica gli altri due recipienti. Quando il mercurio 

 sia stato innalzato nei due tubi graduati Ge G' fino allo zero della loro gra- 

 duazione, e nel tubo centrale E fino a riempire A! , A 2 , A 3 in guisa da ot- 

 tenere l'affioramento alla punta P, si chiudono i rubinetti C e C e gli altri 

 tre in basso H, H' e K. Ciò fatto, si toglie la comunicazione dei tre reci- 

 pienti del condensatore coli' aria atmosferica, e si abbassa la temperatura del 

 bagno in cui sono immersi, fino ad ottenere la precipitazione del vapore in 

 E 2 . Se ora si apre ad es. per primo il robinetto C, si vedrà il mercurio mon- 

 tare nel ramo A 2 del manometro A x A 2 ; ma aprendo allora il robinetto H 

 e manovrando la vite V, sarà possibile abbassare il mercurio nel tubo G e 

 ricondurre così l'esatto affioramento alla punta P. Conoscendo il numero delle 

 divisioni di cui si è abbassato il mercurio G, e con ciò l'aumento di volume 

 dell'aria secca, sarà facile procedere al calcolo dell'umidità cercata. 



« Si avrà poi un controllo dell'esperienza precedente, se dopo avere chiuso 

 i robinetti C ed H, si apra invece il C. Il mercurio monterà adesso nel 

 ramo A 3 del manometro A 2 A 3 e si riconduce di nuovo l'affioramento alla 

 punta P, aprendo il robinetto H', e per mezzo della vite V facendo discendere 

 il mercurio nell'altro tubo graduato G'. Anche in questo caso dalla variazione 

 di volume dell'aria umida, misurata in G', sarà possibile dedurne l'umidità. 



« Indicando con : 



Vj , V 2 , V 3 le rispettive capacità a zero dei recipienti P^ , R 2 , R 3 ; 



Vi . v 2 , v 3 le rispettive capacità, pure a zero, dei piccoli spazi, in cui l'aria 

 rimane a temperatura ambiente tanto nei tubetti di comunicazione 

 T! , T 2 , T 3 , quanto nella parte superiore dei tre rami A t , A 2 , A 3 

 del manometro al di sopra del mercurio; 



n, n' il numero delle divisioni di cui si abbassa il mercurio rispettivamente 

 nei tubi graduati G, G'; 



», <o' la rispettiva sezione dei tubi graduati G e G' supposti calibrati; 



t la temperatura iniziale dei recipienti al momento in cui si toglie la comu- 

 nicazione coll'aria esterna; 



tì la temperatura fino a cui si raffredda l'aria nel condensatore; 



t\ t" la temperatura dell'ambiente nel momento in cui si fa la lettura nei 

 due tubi graduati G e G'; 



Kendìconti. 1892, Yol. I, 2° Seni. 29 



