— 220 — 



(p e ip le tensioni massime del vapore acqueo alle temperature t e 0; 

 B la pressione barometrica a zero corrispondente al momento in cui si toglie 



la comunicaziene dei recipienti coli' atmosfera; 

 a il coefficiente di dilatazione dell'aria; 

 k il coefficiente di dilatazione cubica del vetro ; 



la tensione del vapore acqueo contenuto nell'aria umida da analizzare è data 

 dall'una o dall'altra delle seguenti due forinole, secondo che si fa uso del primo 

 o del secondo dei metodi di sperimentare sopra indicati: 



v 2 + y 2 



Vo TT , \ 1 -+- 



Vi -4- (Vi H- na>) 



1 + ai' 



tt . ì-h «e 



ài' 1 -4- kB l^r-at 



v 2 1 -4- kt -1 -f- a© 



• ' TT . , i-4-tt'ér 



l 2 V 3 -4- V a 1 -+- oct 



1 + 



T . , . 1,-4- a0 



V, -f- Vi TT 1-4- afl 



V 3 + ^3 



1 + ai" 



- Queste formole sono riuscite un poco complicate per aver voluto tener 

 conto di tutte le condizioni dell'esperienza: ma facendo eguali all'unità al- 

 cuni fattori di correzione i quali non influiscono sul risultato finale che ap- 

 pena per qualche centesimo di millimetro, si giunge alle seguenti formole 

 ridotte, di cui abbiamo fatto uso nei nostri calcoli : 



^ B (y 1 + Pl )[i + tt a-^ + »« +ff[:i + g(f - g)=l ' 

 /•' = 4>_(B-a>) n -- 



- Facciamo subito notare che le indicazioni del nostro igrometro cadono 

 in difetto nel caso che la temperatura 0 non sia sufficientemente bassa da 

 produrre precipitazione di vapore in R 2 . Questo fatto del resto sarebbe indi- 

 cato dal valore nullo di n nel primo metodo e dalla discordanza dei valori 

 f ed /", sempre più crescente coli' allontanarsi di 6 dalla temperatura di pre- 

 cipitazione. Perchè ciò non avvenga bisognerà badare a produrre un sufficiente 

 raffi eddamento, che nell'estate potrà facilmente raggiungersi anche colla sem- 

 plice acqua corrente ; nell'inverno basterà ordinariamente il ghiaccio fondente, 

 salvo a ricorrere in casi speciali ad opportune mescolanze frigorifere. 



