— 221 — 



« Osserviamo inoltre che l'aria del recipiente R,. non è necessario che 

 sia perfettamente secca, a rigore basta soltanto che la tensione del vapore 

 residuo sia inferiore alla tensione massima a 0. Quanto al recipiente E 3 , si 

 può stare tranquilli che l'aria ivi racchiusa si trovi realmente sempre satura 

 purché si abbia cura di lasciarvi dentro un poco di acqua. 



« Dalla descrizione dell'apparecchio si vede che esso presenta il vantaggio 

 di controllarsi da sè stesso, in quanto che sulla medesima massa d'aria si 

 esperimenta con due metodi essenzialmente diversi : quindi la concordanza dei 

 valori ricavati coi due metodi costituisce una garanzia per il risultato otte- 

 nuto. La determinazione dell'umidità col nuovo igrometro è senza dubbio lunga 

 al pari di quella col l'igrometro chimico; ma si deve riflettere che analoga- 

 mente a questo il nostro apparecchio non è destinato alle misure correnti, 

 ma per servire a campionare altri igrometri. Però a differenza dell'igrometro 

 chimico, il quale adoperato nel modo ordinario non dà che l'umidità media 

 per il tempo in cui dura il passaggio dell'aria attraverso gli essiccanti, il nostro 

 invece permette di misurare l'umidità dell'aria al momento voluto. 



« Il chiarissimo prof P. Blaserna direttore del R. Istituto fisico di Roma, 

 che si è interessato alle nostre ricerche, ha voluto gentilmente far costruire 

 il nuovo igrometro dalla casa Mùller di Bonn. Con questo abbiamo intraprese 

 nel suddetto Istituto e nel corrente anno 1892 alcune esperienze a fine di 

 studiare il maneggio dell'apparecchio, e vedere di quale precisione fossero 

 suscettibili le misure eseguite con esso. Per avere condizioni molto diverse, 

 abbiamo sperimentato anche su aria inumidita od essiccata artificialmente, e 

 riportiamo qui appresso una tabella dei risultati: 





t 



0 



t — fi 



/' 



f 



f-f 

















nini 



nini 



mm 





1892 



marzo 



22 



11. 0 



0.° 



11, 0 



5.52 



5.78 



—0.26 ' 





» 



n 



29 



11. 



0.° 



11. 



9.06 



9.31 



—0.25 



ghiaccio fondente 





maggio 



13 



15.4 



0.° 



15.4 



12.59 



12.92 



—0.33^ 







giugno 



3 



23.6 



14.9 



8.7 



20.53 



20.55 



— 0.02 \ 





» 



5) 



11 



21.7 



13.6 



8.1 



18.60 



18.59 



-4-0.01 





» 



55 



17 



21.4 



17.4 



4. 



18.13 



18.08 



-1-0.05 1 





I) 



55 



18 



20.7 



13.2 



7.5 



12.99 



13.02 



—0.03 ^ 



acqua corrente 



)) 



5) 



21 



21.1 



13.5 



7.6 



13.83 



13.94 



-o.ii 1 





55 



55 



25 



21.7 



13.7 



8. 



14.26 



14.04 



-t-0.22 





55 



luglio 



4 



22.6 



13.7 



8.9 



14.98 



15.09 



-0.11/ 





55 



giugno 



21 



21.1 



3.2 



17.9 



12.97 



13.42 



-0.45 





15 



55 



25 



21.7 



3.1 



18.6 



13.49 



13.55 



-0.06 



acqua raffreddata 



55 



luglio 



4 



22.6 



1.1 



21.5 



14.55 



14.76 



-0.21 



con ghiaccio. 



