del pallone mobile. Abbassando questo e mettendolo per mezzo del robinetto b 

 in comunicazione coli' atmosfera, l'aria viene poi scacciata dal pallone D nel- 

 l'atmosfera. 



« Allorché la rarefazione ottenuta è già grande e la quantità d'aria cbe 

 si scaccia è sufficientemente piccola, non occorre scacciare quest'aria dal rigon- 

 fiamento C nell'atmosfera o nel pallone D; basta dunque far innalzare il 

 mercurio nel pallone A fino un poco al disopra del rubinetto «, e solo di 

 tanto in tanto converrà sollevare il pallone mobile finché il mercurio abbia 

 scacciato l'aria accumulatasi in C, nell'atmosfera o nel pallone D. 



« Venendo ora ad indicare l'utile delle varie particolarità di questa pompa, 

 è evidente anzi tutto che il robinetto a tre vie a rappresentato nella figura 

 è certamente preferibile a quelli comunemente usati, perchè l'aria esterna in 

 esso, non può penetrare che da un lato solo, ed inoltre perchè anche questo 

 lato può essere difeso da uno spesso strato di mercurio. Si potrebbe anche, 

 usando un robinetto della forma rappresentata nella figura 2, difendere il 

 lato esterno del robinetto con uno strato di mercurio sormontato da uno 

 spazio vuoto difeso a sua volta da uno strato di mercurio, ma non credo ciò 

 necessario se la parte smerigliata del robinetto è sufficientemente alta. Si po- 

 trebbe anche usare quella specie di robinetti in cui i due tubi laterali tro- 

 vansi a diversa altezza, i quali hanno il pregio di impedire meglio la comu- 

 nicazione fra essi tubi, ma ritengo anche ciò quasi affatto superfluo perchè 

 in entrambi i tubi si trova il vuoto. 



« In tutte le numerose forme di pompe di Geissler, al disotto del pal- 

 lone fisso A trovasi un lungo tubo di vetro, talora di ferro, all'estremità 

 inferiore del quale si adatta il tubo di gomma. Questo tubo di vetro che 

 rende la pompa assai meno maneggevole, ha per iscopo d'impedire che il tubo 

 di gomma venga a trovarsi ad una pressione interna molto piccola, come 

 avverrebbe se esso fosse adattato immediatamente al disotto del pallone fisso, 

 tutte le volte che in questo pallone vi fosse un vuoto più o meno perfetto. 

 In tali condizioni il tubo di gomma lascerebbe sviluppare una quantità non 

 piccola di gaz che renderebbe inutile l'azione della pompa. 



« Però, sebbene il lungo tubo di vetro elimini questo inconveniente, esso 

 non esclude la possibilità che ad ogni colpo di pompa un po' d'aria venga 

 trascinata dal mercurio sia per effetto di adesione, sia a causa della super- 

 ficie porosa e scabrosa del tubo di gomma. Vedesi difatti che in tutte le 

 buone pompe di Sprengel v' è una disposizione destinata a privar d'aria il 

 mercurio. 



« Nella pompa suddescritta sono evitati questi inconvenienti con van- 

 taggio anziché con danno della maneggevolezza della pompa. Il tubo al disotto 

 del pallone fisso A, essendo ricurvo all' insù ed il tubo di gomma essendo 

 innestato al disopra della curvatura, quel poco di gaz, sia sviluppatosi dal 

 tubo di gomma che trascinato dal mercurio, non può penetrare nel pallone fisso, 



