— 242 — 



poiché esso a causa della sua piccola densità sarà spinto all' insù e non potrà 

 quindi superare la curvatura sottostante. 



« La camera di Bunten giova anch' essa ad impedire che questo gaz 

 penetri nel pallone, tuttavia la sua precipua utilità apparirà in seguito, a 

 proposito della misura della tensione dell'aria residua. 



« La terza condizione di una buona pompa è anch' essa soddisfatta, giacché 

 l'aria che si è aspirata dal recipiente ove si vuol fare il vuoto viene scac- 

 ciata non già direttamente nell'atmosfera, ma bensì nel bulbo C dove si ha 

 già un buon vuoto. Questo vuoto può anzi esser reso facilmente ottimo e 

 quale può ottenersi da una buona pompa a mercurio perchè l'aria esterna 

 non può penetrare, l'aria trascinata dal mercurio è trattenuta dalla disposi- 

 zione di Bunten, e perchè l'aria che si vuol scacciare può essere scacciata a 

 sua volta non nell'atmosfera, ma in un vuoto discreto. Per ettenere quest'ul- 

 timo scopo basta porre in comunicazione mediante un secondo tubo di gomma 

 la tubulatura superiore del pallone mobile D colla tubulatura inferiore del 

 robinetto b come vedesi nella figura. Allorché il mercurio sale nel pallone A 

 e nel tubo adiacente, esso scende nel pallone D lasciandovi un vuoto nel quale 

 viene scacciata attraverso il robinetto b , la minima quantità d'aria che dal 

 pallone fisso A era stata spinta nel bulbo C. 



» In tal modo adunque si può in C ottenere un ottimo vuoto, quale è 

 possibile ottenere colle migliori pompe a mercurio, e si ha la massima sicu- 

 rezza che l'aria che si vuol scacciare dal pallone venga effettivamente scac- 

 ciata in totalità. Tuttavia questo secondo tubo di gomma non è assolutamente 

 indispensabile e potrà essere messo in uso o no a seconda dei casi; esso è 

 specialmente utile quando si vogliano scacciare piccole quantità di vapori che 

 diffìcilmente potrebbero essere mandati direttamente nell'atmosfera perchè si 

 liquefarebbero e resterebbero aderenti al vetro. Invece nel pallone mobile avreb- 

 bero spazio sufficiente per impedirne la liquefazione; ivi non sono d'altronde 

 dannosi, e possono essere di lì scacciati facilmente nell'atmosfera, mescolati 

 con aria. 



« Un altro vantaggio della pompa suddescritta è quello di indicare ad 

 ogni colpo di pompa la pressione dell'aria residua, con molta esattezza. 

 Se questa pressione è di qualche millimetro o centimetro di mercurio, essa 

 è misurata direttamente dalla differenza di livello del mercurio nel tubo sot- 

 tostante al pallone A e nel tubo adiacente. Se invece la pressione è così pic- 

 cola da non poter essere misurata direttamente nel modo ora indicato, pos- 

 siamo misurarla facilmente col metodo di Mac-Leod. Allorché si solleva il 

 pallone mobile mantenendo chiusi i robinetti a e b, (ossia essendo interrotta 

 nei medesimi ogni comunicazione fra le diverse vie) il mercurio salendo in A 

 riduce notevolmente il volume dell'aria ivi rinchiusa e ne aumenta propor- 

 zionalmente la pressione, mentre nel tubo adiacente, grazie al rigonfiamento C, 

 il volume varia di poco quindi la pressione rimane sensibilmente la stessa 



