— 243 — 



ossia nulla. La differenza di livello del mercurio nei due rami misura dunque 

 la pressione cercata moltiplicata per il rapporto fra il volume iniziale e quello 

 attuale dell'aria del pallone A. 



« È da notare che se si fa giungere il mercurio fino alla base inferiore 

 del maschio del robinetto a, il volume dell'aria pur rimanendo determinato 

 con sufficiente esattezza è enormemente ridotto, e quindi la sua pressione sarà 

 aumentata in ugual proporzione e quindi sarà possibile di misurare con di- 

 screta esattezza pressioni straordinariamente piccole. È pure da notare che 

 anche la pressione dell'aria così ridotta a volume relativamente minimo può 

 essere misurata con molta esattezza, giacché la tubulatura del pallone A ed 

 il tubo adiacente avendo diametri abbastanza grandi ed uguali, e trovandosi 

 il mercurio in entrambi in condizioni simili, l'errore di capillarità è tra- 

 scurabile. 



« Misurata la pressione nel modo indicato l'aria può esser scacciata nella 

 solita maniera, e questa misura non richiede altra operazione supplementare 

 all'infuori della lettura. 



« Dalla descrizione e dalle considerazioni precedenti risulta evidentemente 

 che la pompa ora descritta è di piccole dimensioni, facilmente maneggevole 

 e trasportabile, facile da costruirsi e da spedire, e di poco costo. 



« Eisulta pure evidentemente che è assolutamente impedito l'ingresso 

 dell'aria esterna o di altri gaz svoltisi dal tubo di gomma, che l'elimina- 

 zione dell'aria aspirata è assicurata completamente, e che la pressione per 

 quanto minima dell'aria residua è facilmente misurabile. 



« Si potrebbe muovere qualche obbiezione all'uso dei robinetti, dubitando 

 che essi non impediscano del tutto l'ingresso dell'aria e che la presenza del 

 grasso sia nociva perchè sviluppi vapori. 



« Riguardo al primo dubbio dirò che ho ottenuto ottimi risultati con 

 robinetti ordinari, piuttosto mediocri che buoni, e che quindi con un robinetto 

 costruito con un po' di cura speciale, l'inconveniente temuto può considerarsi 

 come assolutamente eliminato. Osserverò inoltre che lo strato di mercurio 

 che copre il robinetto impedisce ancora l'ingresso dell'aria, e che la forma di 

 robinetto con mercurio e vuoto, l'impedirebbe ancor meglio se ve ne fosse bisogno. 



« Riguardo al dubbio che il grasso possa emettere vapori e quindi di- 

 minuire il grado di rarefazione reale, osserverò che avendo avuto abbastanza 

 lungamente occasione di sperimentare con una pompa di Tòpler-Hagen senza 

 robinetti. e con pompe a robinetti, ottenni da entrambe uguali risultati. 

 D'altronde non sarebbe difficile privare il grasso delle parti più volatili, o 

 preparare un qualche grasso speciale che non dia vapori sensibili. 



« La pompa che ho costruito, come essa si comporta in pratica, ha 32 cm. 

 di altezza e 25 di larghezza, fatta eccezione del sostegno con corsoio per sol- 

 levare ed abbassare il pallone mobile. Il pallone A di circa 350 cm. 3 ed 

 il tubo adiacente, sono fissati su una faccia di una tavoletta di legno verti- 



