— 245 — 



netto colla parte superiore dol pozzetto. Il tubo di gomma, è adottato nel 

 modo già descritto ; l'aria che si sviluppa dal tubo di gomma, quella trascinata 

 dal mercurio, non possono andare all'ingiù nella curvatura, ma si raccolgono 

 alla parte superiore del tubo, di dove, quando occorra, si fanno andare nel 

 pozzetto e poi nel pallone, aprendo i robinetti. 



« Finalmente il tubo di comunicazione col recipiente ove si vuol fare 

 il vuoto nelle pompe di Tòpler deve essere ancora lungo più di 76 cm. mentre 

 nella pompa modificata esso può essere assai più corto, per ciò che l'aria che 

 si vuole scacciare non venendo compressa che assai poco, il livello del mer- 

 curio nel tubo in questione non è mai molto più alto che nel pallone fisso. 



« In conclusione, oltre alla maggiore sicurezza di poter ottenere un ottimo 

 vuoto, si ha il vantaggio che mentre la pompa di Tòpler è alta 2,30 cm., 

 quella da me modificata è alta solo circa 30 cm. 



• Il modo d'operare è facile ad immaginare, e poco differisce da quello 

 che serve per le pompe di Tòpler. Supposto il pallone mobile in basso e 

 pieno di mercurio, si fa comunicare il pallone mobile e quello fìsso mediante 

 il robinetto e si solleva il pallone mobile. Il mercurio sale, chiude la comu- 

 nicazione col recipiente T e spinge l'aria nel pallone mobile; quando il mer- 

 curio ha scacciato tutta l'aria, si gira il robinetto di 45° in modo da inter- 

 rompere qualsiasi comunicazione e si abbassa il pallone mobile. Il mercurio 

 si abbassa, l'aria dal recipiente T , gorgogliando attraverso il mercurio, va nel 

 pallone fisso. 



« È noto che siccome il mercmio proiettato con violenza minacciava 

 la rottura del pallone, Bessel-Hagen ha saldato il tubo di comunicazione col 

 tubo T non direttamente al disotto del pallone, ma in un tubo a forma d'elsa, 

 lungo il quale il mercurio viene proiettato con minor violenza. 



« Quando si giudica che l'aria nel pallone fisso abbia raggiunto una pres- 

 sione un po' maggiore dell'atmosferica, la si scaccia nell'atmosfera mediante 

 il robinetto che subito dopo viene richiuso, e si ricominciano le operazioni già 

 descritte. 



« È essenziale di notare che il robinetto b deve esser chiuso (ossia con 

 ogni comunicazione interrotta) mentre si abbassa il pallone mobile, e la comu- 

 nicazione coli' atmosfera deve essere permessa solo quando l'aria interna ha 

 una pressione un po' maggiore dell'atmosferica. Stabilendo la comunicazione 

 troppo presto, il mercurio potrebbe esser proiettato nel tubo T. Questo robi- 

 netto deve pure esser chiuso in principio della corsa ascendente del pallone 

 mobile. Stabilendo troppo presto la comunicazione fra questo ed il pozzetto, 

 il mercurio potrebbe esser spinto nel pallone fisso, nel quale entrerebbe anche 

 un po' d'aria. Quando però s'è ottenuta già una buona rarefazione e la quan- 

 tità d'aria che si scaccia è piccola, il robinetto si può lasciare sempre in modo 

 da stabilire la comunicazione fra il pozzetto ed il pallone mobile. 



« 11 robinetto c deve rimanere sempre chiuso; quando il gaz raccolto 



