— 246 — 



al disotto di esso è in troppa gran quantità, si apre per un poco il robinetto 

 e si solleva il pallone mobile in modo da far andare questo gaz nel pozzetto 

 e quindi nel pallone mobile. 



« Si potrebbe obiettare che in questa pompa v'hanno due robinetti i quali 

 potrebbero recar danno al buon funzionamento della pompa, sia non impe- 

 dendo completamente l'entrata dell'aria, sia producendo vapori di sostanze 

 grasse. È però da notare che sia l'aria che i vapori si svilupperebbero fuori 

 del pallone fisso ove non potrebbero mai penetrare. Potrebbe tuttavia avve- 

 nire che il mercurio attraversando i robinetti venisse inquinato dal grasso, 

 ed una parte minima di questo venisse trascinato allo stato solido nell'in- 

 terno del pallone. Anche ciò si potrà evitare, avendo cura di non far giun- 

 gere mai il mercurio fino ai robinetti ; per guarentirsi anche meglio, basterà 

 porre da una parte e dall'altra dei robinetti uno strato spesso di lana di 

 vetro o cotone compresso, in modo da lasciar passare facilmente l'aria e difficil- 

 mente il mercurio. 



« 3. Modificazioni alla pompa di Sprengel. — Nel 1890 descrissi una 

 nuova forma di pompa, la quale pur essendo di poco più complicata di 

 quella di Sprengel, presenta i vantaggi delle forme più complicate. Ho intro- 

 dotto in questa pompa altre modificazioni le quali sopprimono il robinetto e 

 quindi escludono la possibilità che l'aria possa entrar nella pompa per difetto 

 del robinetto o del grasso, oppure che questo dia vapori che nocerebbero alla 

 rarefazione che si vuole ottenere. 



« L'imbuto, invece di esser semplice come nella pompa primitiva di 

 Sprengel, è composto d'un pallone A alla cui parte superiore è saldato o cemen- 

 tato un imbuto B; può esser utile che il collo del pallone penetri un poco 

 nel corpo dell'imbuto, per evitare che bolle d'aria relativamente grandi pos- 

 sono esser trascinate scorrendo sul vetro nel pallone sottostante. 



« Il pallone può esser chiuso in fondo da un tappo smerigliato di vetro, 

 di ferro, oppure, come ha consigliato Raoult ( l ), di avorio, il quale tappo è 

 tenuto da un' asta che si può sollevare o abbassare girando la testa a in una 

 madrevite fissata alla parte superiore dell'imbuto. Questo a sua volta può 

 esser chiuso in fondo da un tappo che è attraversato dall'astina a che vi 

 scorre a sfregamento dolce, e che è tenuto anch' esso da un' asta o manico. 



« Al disotto del pallone trovai, come di solito, il tubo di vetro lungo 

 m. 1,20 a 1,50 e di 2 mm. circa di diametro, il quale presenta alla parte 

 superiore una camera cilindrica C in cui è saldato lateralmente il tubo che 

 conduce al recipiente dove si vuol fare il vuoto. In questa pompa, però, il tubo 

 suddetto è saldato alla parte inferiore della camera e ripiegato all' insù per 

 lo scopo indicato in seguito. 



« Finalmente il tubo verticale può essere chiuso in fondo da apposito 



( i) Ann. de chimie XX, 1890, p. 303. 



