— 247 — 



tappo, oppure in un punto qualsiasi da un robinetto in cui il foro del maschio 

 abbia un diametro uguale a quello interno d'esso tubo. 



« Per far agire la pompa si riempie pallone e imbuto di mercurio, si 

 tiene un po' sollevato il tappo anulare e si regola la posizione dell' astina a 

 in modo d'avere una velocità conveniente nell'efflusso del mercurio. Questo, 

 cadendo, produce il vuoto nel modo solito e quando la pressione dell'aria 

 residua è di pochi centimetri si abbassa il tappo anulare. 



« Allora il mercurio che effluisce dal pallone vi lascia un buon vuoto, 

 per effetto del quale l'aria aderente al vetro e al mercurio si sviluppa, op- 

 pure forma bolle così grosse da non poter essere trascinate nell'interno della 

 pompa, ed il nuovo mercurio che si fa pervenire sollevando un poco il tappo 

 e poi richiudendo, si priva in esso vuoto dell'aria trascinata meccanicamente. 



« Nella pompa di Kood v'è una disposizione simile; sotto l'imbuto 

 trovasi una bolla in cui il mercurio si priva d'aria e poi, continuando nella 

 sua caduta, fa il vuoto nel modo solito. 



« Però questa bolla non essendo chiusa in fondo nè da tappo nè da ro- 

 binetto trovasi in realtà in comunicazione coll'interno della pompa, salvo che 

 per uno strato di mercurio ; quindi l'aria di cui si è privato il mercurio non 

 può esser scacciata se non attraverso tutta la pompa, ossia facendola pene- 

 trare anche nel recipiente dove si vuol fare il vuoto. 



« Si può anche facilmente determinare la pressione minima dell'aria 

 residua, col metodo del provino di Mac-Leod ; basta chiudere il tubo col tappo 

 o col robinetto e lasciare effluire lentamente il mercurio dal pallone. Il livello 

 del mercurio nel tubo sale, arriva alla camera, chiude la comunicazione fra 

 la camera e il tubo laterale e sale ancora nella camera riducendo il volume 

 del gaz rinchiusovi e quindi aumentandone proporzionalmente la pressione, 

 mentre nel tubo laterale che comunica col recipiente dove si vuol fare il 

 vuoto, il volume varia di poco e quindi anche la pressione varia di poco ossia 

 rimane approssimativamente nulla. Quindi il dislivello del mercurio nella 

 camera e nel tubo adiacente è uguale (salvo alcune correzioni piccole e facili) 

 alla pressione cercata moltiplicata per il rapporto fra il volume dell'aria rin- 

 chiuso inizialmente nella camera ed il volume finale ». 



Fisica terrestre. — Sopra un nuovo registratore dì terremoti 

 a doppia velocità. Nota di Gr. Agamennone, presentata dal Corrispon- 

 dente P. Tacchini. 



« Nel 188y ( ! ) richiamai l'attenzione dei sismologi sull'importanza che 

 può avere un registratore, il quale in tempo di calma sismica faccia svol- 

 gere una zona di carta con velocità relativamente piccola al di sotto degli 



(i) Eend. della R. Acc. dei Lincei, Voi. V, 2 giugno 1889, pag. 788. 

 Rendiconti. 1892, Vol. I, 2° Sem. 33 



