— 251 — 



« 5° Che infine l'intero apparecchio è meno voluminoso e complicato, 

 e nello stesso tempo più elegante per ritrovarsi i due meccanismi 0 ed 0' 

 nascosti entro lo stesso cilindro C. Di più risulta meno costoso, se non altro 

 per il solo fatto che in entrambi i meccanismi 0 ed 0' si fa a meno della 

 molla di carica e dei relativi accessori. 



« Nella costruzione del primo modello del nuovo strumento, ho utiliz- 

 zato un tamburo orario dei noti registratori meteorici Kichard, il quale ha 

 nove centimetri di diametro e compie, nella sua originaria forma, un'intera 

 rivoluzione in una settimana. Per il mio caso io ho fatto subire all'orologio, 

 situato entro il suddetto tamburo, modificazioni tali da ottenere ben undici 

 rivoluzioni di questo in un sol giorno; sicché è stato possibile ottenere lo 

 svolgimento di circa tre metri di carta al giorno, ossia 12 cm per ora. 



a II roteggio 0', impiantato tutto di nuovo sull'opposta base del tamburo, 

 è risultato tale che questo in occasione di una scossa eseguisce una completa 

 rivoluzione in quasi mezzo minuto primo; ed in siffatte condizioni la zona 

 di carta si svolge colla velocità ragguardevole di circa 10 mm al secondo, più 

 che sufficiente per ottenere un distinto diagramma del movimento del suolo. 

 Nell'ipotesi che la scossa abbia una durata superiore a 30 secondi, è chiaro 

 che i sismoscopì, rilegati al registratore, non potendo tornare in riposo, se- 

 guiterebbero a mantenere attiva l' elettro-calamita E', e impedendo al dente 

 di arresto a di rientrare nel suo incavo, manterrebbero così il rapido svolgi- 

 mento della carta per un tempo corrispondente ad un certo numero di rivo- 

 luzioni complete del cilindro C 



« Resta ora a dire della maniera di poter ricavare il tempo esatto per 

 le diverse fasi della scossa registrata sulla zona di carta. Se si disponga di 

 un buon cronometro, di cui a regolari intervalli si stabilisca la correzione, 

 e sul quadrante in prossimità delle XII si fissi una laminetta di platino, da 

 essere urtata ad ogni rivoluzione dall'indice dei minuti primi, si avrà ogni 

 ora un contatto elettrico che animerà una seconda elettro-calamita E ; e questa 

 alla sua volta, agendo sul lapis 2, lascierà ogni ora una traccia sulla zona 



C 1 ) Dovendosi costruire altri modelli del nuovo registratore a doppia velocità, sarà 

 meglio portare ad un minuto primo l'intera rivoluzione del disco E; ed in questo caso, 

 per conservare alla zona di carta una grande velocità, è necessario aumentare puranco il 

 diametro del cilindro C. Questa misura è ancora da raccomandarsi allo scopo di ottenere 

 lo svolgimento di almeno 5 o 6 metri di carta al giorno se si vuole misurare il tempo 

 entro pochissimi secondi. Il vantaggio che ne conseguita, è assai grande sotto il punto di 

 vista che se il terremoto sia così debole da non far scaricare alcun sismoscopio, ma arrivi 

 a lasciare lievi tracce in un sismometrografo a registrazione continua, è questo il solo 

 strumento che sia in grado di fornire l'ora, e quest'ultima con grande precisione. E neces- 

 sario inoltre aumentare la lunghezza del cilindro C, e per conseguenza la larghezza della 

 zona di carta, affinchè le tre penne scriventi del sismometrografo, che prendono posto tra 

 i lapis 'K e X' si trovino sufficientemente discoste da questi e tra di loro, in modo da non 

 potersi urtare in occasione di una scossa alquanto sensibile. 



