305 — 



« 11 braccio lungo L di essa si compone di tre tubicini metallici di dia- 

 metro decrescente ed a pareti sottili: alla sua estremità inferiore l'ago à, 

 scrivente sopra un disco affumicato D, è guidato da due 

 piccoli fori, ed in occasione di forte scossa sussultoria è im- 

 pedito di saltar via da un ostacolo o. Al disopra della 

 sospensione cardanica £ si hanno le solite tre viti di retti- 

 fica u u u 2 , u 3 per rendere verticale la leva, e più in alto 

 l'unica vite v per innalzare il centro di gravità dell'intera 

 leva, come sopra è stato detto. La sospensione cardanica 

 deve presentare il minor attrito possibile ; e col fare agire 

 i perni dei due assetti entro pietre bucate, quali si ado- 

 perano in orologeria, è sufficientemente raggiunto lo scopo. 



« Infatti con alcune esperienze comparative mi sono con- 

 vinto che colla sospensione cardanica il sismografo perde 

 assai poco in sensibilità in confronto dell'altro sistema mo- 

 strato nella fig. 1. La leva moltiplicatrice è sopportata dallo 

 stesso sostegno S, che si vede nella fig. 1 . In esso si hanno 

 le viti W, q 1 e q 2 che permettono di dare alla sospen- 

 sione cardanica dei piccoli movimenti, la prima da avanti in 

 dietro e viceversa, le due ultime lateralmente. 



« La fig. 5, riproduce la cavità centrale della massa m 

 per mostrare più minutamente il modo di connessione di 

 questa colla leva moltiplicatrice, che le rimane sottoposta 

 e di cui si veggono le sole viti di rettifica u u u%, u 3 . 11 

 forellino /' ha la forma di un piccolo triangolo equilatero, di 

 cui due lati si trovano tagliati in una piastrina sottile fissa, 

 mentre il terzo lato mobile è costituito dalla cerniera h, 

 La cerniera è mantenuta chiusa e premuta contro la 

 suddetta piastrina da una molla a spirale U, fissata all'altro estremo ad un 



punto z della massa stessa. Per poter togliere 

 o porre a suo posto la leva moltiplicatrice, si 

 gira di circa 90° la cerniera h mediante il pic- 

 colo manubrio E, fino a che si mantenga aperta 

 per effetto della stessa molla, che ora la tira 

 in senso inverso. Quando si richiude la cer- 

 niera, essa è obbligata a tornare esattamente a 

 suo posto, guidata da una laminetta x, e rin- 

 serra l'ago a della leva entro il forellino /. 

 « Comunemente si destinano i pendoli si- 

 Fig. 5. = '/ 2 . smografici a fornire soltanto il diagramma del 



movimento del suolo, mentre dal funzionamento di uno o più sismoscopì a 

 parte si deduce l'ora della scossa. Però l'esperienza ha dimostrato che ninno 



Fig. 4. = V». 

 girevole attorno a i/> 



